4 WESTMAN, STARKE DER SONNENSTRAHLUNG IM M1TTELSCHWED. OSTSEEGEBIET IM JAHRE 1912. 



Die Anschaffung der oben genannten Messinstrumente wurde dadurch ermög- 

 licht, dass mir von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften in 

 den Jahren 1912 und 1913 aus der WALLMARK'schen Stiftung Mittel fur Messungen 

 der Sonnenscheindauer und der Starke der Sonnenstrahlung zugeteilt wurden, wie ich 

 dies schon friiher in ehrerbietigster Dankbarkeit erwähnt habe. 1 



2. Die Konstanten und die Korrektionen der Messinstrninente. 



Sämtliche hier mitgeteilte Messungen wurden mit dem ÅNGSTRÖM'schen Kom- 

 pensationspyrheliometer Nr. 152 gemacht worden. Als Kontrollinstrument diente das 

 Kompensationspyrheliometer Nr. 153. Beide Instrumente wurden von der Instru- 

 mentenfirma G. Rose, Uppsala, im Januar 1912 geliefert. Betreffs der Theorie fiir 

 das elektrische Kompensationspyrheliometer mag auf Ångströms Darstellung 2 ver- 

 wiesen werden. Das Instrument ist nachher wiederholt in Berichten iiber Messungen 

 der Sonnenstrahlung beschrieben worden. Die instrumentellen Anordnungen bei den 

 hier vorliegenden Messungen sind in der Hauptsache dieselben gewesen wie bei meinen 

 friiheren Messungen der Starke der Sonnenstrahlung in Treurenberg 1899 — 1900 3 und 

 in Uppsala 1901. 4 



Laut Priifungsschein vom 11. Januar 1912 von Dr. F. Lindholm, dem dama- 

 ligen Assistenten fiir Untersuchungen iiber Sonnenstrahlung am physikalischen In- 

 stitut an der Universität Uppsala, beträgt die Breite der Pyrheliometerstreifen 

 & = 0.2058 cm. Der elektrische Widerstand pro cm Länge der Streifen wurde / ■ = .2040 

 Ohm fiir Nr. 152 und r = 0.2060 Ohm fiir Nr. 153 gefunden und fiir das Absorptions- 

 vermögen a der Streifen wurde der Wert 98 Prozent der einfallenden Sonnenenergie 

 angenommen. Wenn die Starke der Strahlung mit Q und die Starke in Amp. des 

 kompensierenden Stromes mit i bezeichnet werden, hat man, unabhängig von der 

 Temperatur der Pyrheliometerstreifen, 



/1X r\ 1 o Gramm-Kalorien 



Minute x cm 2 



60 r 

 wo somit k = — -— den Wert 14.49 fiir Nr. 152 und 14.67 fiir Nr. 153 annimmt. 

 4.19 ab 



Während der Messungen sind sechs Vergleichungen zwischen den Angaben beider 



Instrumente angestellt worden. Mit Anwendung eben angegebener Konstantenwerte 



habe ich folgendes Resultat bekommen (Gramm-Kalorien pro Minute und cm 2 ). 



1 Westman, J.: Sonnenscliciiidauei' im mittelscliwedischen Ostseegebiet 1!>11 — 1 i» 1 1> (K. Sv. Yet.-Al<ad. 

 Handl. Bd. 57. N:o 9, 1917). 



3 Ångström, K.: Uber absolute Bestimmungen der Wärmestrahlung mit dem elektrischen Compensations- 

 pyrheliometer (Ann. der Phys. und Chemie, Bd. 67, 1899). 



3 Westman, J.: Mesures de 1'intensité de la radiation solaire faites en 1899 et en 190<) ä la baie de 

 Treurenberg, Spitzberg (Miss. Se. pour la mesure d'un are de méridien au Spitzberg, Stockholm 1903). 



1 Westman, J.: Mesures de 1'intensité de la radiation solaire faites ä Uppsala en 1901 (K. Sv. Vet. 

 Akad. Handl., Bd. 42, N:o 4; comm. Déc. 1906). 





