

KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58- NIO 8. 5 



1912 1913 



Tag April 3 April 14 Juni 7 Sept. 9 März 3 Juni 21 Mittel 



Nr. 152 1.298 1.328 1.164 0.737 1.151 1.155 1.176 



Nr. 153 1.322 1.337 1.182 0.772 1.156 1.172 1.192 



Am 9. September war die Strahlung etwas variabel, weshalb die Werte von 

 diesem Tag mit nur halbem Gewicht in dem Mittel enthalten sind. Man findet, dass 

 Nr. 153 durchgehend höhere Werte liefert als Nr. 152. Der Mittelwert der Angaben 

 beider Instrumente wird als der wahrscheinlichste angesehen, was k = 14.59 fur Nr. 

 152 gibt. Dieser Wert der Konstante k ist bei der Reduktion meiner sämtlichen 

 Messungen der Starke der Sonnenstrahlung im Jahre 1912 angewandt worden. 1 



Das Präcisionsampermeter Nr. 402857 von Siemens & Halske hat laut Prufungs- 

 schein vom 31. Mai 1911 einen Gesamtwiderstand von 2 Olim. Die Empfindlichkeit 

 ist O.ooos Amp. pro Skalenteil. Bei den Strahlungsmessungen wurde immer ein Neben- 

 schluss von 1 Ohm Widerstand benutzt. Die Angaben des Instrumentes werden auch 

 bei Verwendung des Nebenschlusses durch Temperaturänderungen nicht beeinflusst. 



Am 18. September 1912 wurde das Ampermeter Nr. 402857 mit einem ähn- 

 lichen Nr. 197495 von Siemens & Halske verglichen. Wenn die Instrumente in 

 demselben Stromkreis oline Nebenschluss nach einander geschaltet waren, ergaben 

 sich folgende gleichzeitige Ablesungen. Die Korrektionen der Prufungsscheine sind 

 angebracht worden. 



Präc. Ampermeter Nr. 402857: 20.2 4(1.3 60.3 80.2 100.2 



Nr. 197495: 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 



Etwa den 1. Juli 1913 habe ich gelegentlich im physikalischen Institut in Upp- 

 sala das Ampermeter Nr. 402857 mit dazugehörendem Nebenschluss mit dem dort 

 fiir die Sonnenstrahlungsmessungen benutzten Präcisionsampermeter verglichen und 

 gute Ubereinstimmung zwischen den Instrumenten gefunden. 



Auf Grund dieser Vergleichungen habe ich fiir Nr. 402857 die in dem Prufungs- 

 schein angegebenen Korrektionen, die höchstens 0.2 Skalenteil betragen, benutzt. 



Das Galvanometer nach d'ARSONVAL wurde ebenfalls von G. Rose, Uppsala, 

 geliefert. 



3. Die Messungen der Starke der Sonnenstrahlung. 



Sämtliche Messungen der Starke der Sonnenstrahlung in Nyköping und Kullbo 

 während des Jahres 1912 sind in Tabelle I des Anhangs zusammengefasst. Die 

 scheinbare Sonnenhöhe h ist berechnet worden. Meiner Meinung nach wiirde es ein 

 erheblicher Vorteil sein, wenn Ångströms Kompensationspyrheliometer mit Höhenkreis 

 behufs direkter Ablesung der Sonnenhöhe versenen wiirde. Wo kein Chronometer 



1 Nachdem dies geschrieben war, hat Dr. F. Lindholm folgendo komparative Messung in Uppsala zwischen 

 Nr. 152 und dem Normalkompensationspyrheliometer Nr. 70 mir giitigst mitgeteilt. 1912, Jauuar 8: Q=0.zfi'.)s 

 nach Nr. 70 und § = 0.8627 nach Nr. 152. Ilieraus bekommt man k = 14.60, was mit meinem obigen Wert 

 fast identisch ist. 



