- 





KTJNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 8- 7 



oder 5 aufeinanderfolgende Messungen zu einem Mittelwert Q zusammengefiihrt worden, 

 wie aus den Kolumnen 5 und 7 der Tabelle zu ersehen i st. In der Kolumne 6 ist 

 die Starke Q der Sonnenstrahlung auf mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne 

 reduziert. In den Kolumnen 9 — 13 werden verschiedene meteorologische Elemente 

 am Beobachtungsort zur Zeit jeder Messungsserie angegeben. Die Bewölkung, die 

 Lufttemperatur, ebenso wie in der Regel die Richtung und Starke des Windes sind 

 von mir beobachtet worden. Der Luftdruck, auf Normalschwere, Meereshöhe des 

 Pyrheliometers und 0° reduziert, wie auch vor dem 17. April 1912 die Feuchtigkeit 

 der Luft sind dem Jahrbuch der Meteorologischen Zentralanstalt (Meteorologiska iakt- 

 tagelser i Sverige 1912) entnommen worden. In Fallen, wo diese Beobaehtungen fiir 

 Nyköping fehlten, habe ich ihre Werte mit Hiilfe der Beobaehtungen in Stockholm 

 und Wästervik geschätzt. Vom 17. April 1912 ab habe ich die Temperatur und die 

 Feuchtigkeit der Luft mit Assmanns Psychrometer gemessen. 



Das Aussehen des Himmels wurde bei den Messungen beachtet und am Schluss 

 jeder Serie beschrieben. Diese Beobaehtungen sind in der Kolumne 8 der Tabelle I 

 des Anhangs angegeben, wo die Ziffern die Bedeutung haben, die aus der Tabelle I 

 hervorgeht. Die erste Ziffer gibt die Farbe des Himmels in der Nähe der Sonne an, 

 die zweite Ziffer die Farbe des Himmels im ubrigen, wo der Himmel wolkenfrei ge- 

 wesen ist, und die dritte Ziffer das Vorkommen von Wolken in der Nähe oder vor 

 der Sonnenscheibe. Die Starke der Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche steht in 

 engem Zusammenhang mit der Farbe des Himmels, und zwar in der Weise, dass die 

 Starke der Strahlung geringer ist, je heller der Himmel ist. Mangels einer objektiven 

 Messmethode habe ich mittels der genannten Schätzungen das Aussehen des Himmels 

 festzustellen versucht. 



4. Die Feliler der Messiingen. 



Die Konstante k in obiger Formel (1) wie auch die Angaben des Ampermeters 

 sind von der Temperatur unabhängig. Der Indexfehler des Ampermeters war immer 

 null. Die zufälligen Fehler in einem einzelnen Q-Wert ebenso wie in den Mittelwerten 

 von Q in der Tabelle I des Anhangs sind daher auf Ablesungsfehler bei der Bestim- 

 mung der Starke i des kompensierenden elektrischen Stromes zuruckzufiihren. Wo 

 Störungen nicht vorhanden waren, miissen somit die zufälligen Fehler der $-Werte 

 der Tabelle I des Anhangs ganz unbeträchtlich sein. 



Die systematischen Fehler in Q hängen von denjeningen der Grössen k und i 

 ab. Von ihrer Grösse bekommt man daraus eine Vorstellung, dass die Differenz in 

 den oben angegebenen Vergleichungen zwischen den Pyrheliometern Nr. 152 und 

 Nr. 153 etwa 1 Prozent des Mittelwertes beträgt. Die Unsicherheit des Wertes 

 a = 0.98 des Absorptionskoeffizienten der Pyrheliometerstreifen diirfte dabei eine ge- 

 wisse Bedeutung haben. 



Aus einer Untersuchung iiber die Fehlerquellen der Pyrheliometermessungen in 

 meinem Bericht iiber die Messungen der Starke der Sonnenstrahlung in Uppsala 1901 



