

KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58- NIO 10- 7 



Fur den Deklinationsvariometer, der von Lamont 1 ausfuhrlich beschrieben ist, 

 beträgt der Abstand zwischen Spiegel und Skala A D = 2530 mm. Fiir denselben gilt 

 die Formel 



1) = 7>„ + d D = 5° 46',e -i- 0',677 (n D — I7<>), (l) 



\vo a,, den abgelesenen Stånd des Variometers bezeichnet. Der Skalenwert ist vor- 

 her bestimmt. 2 Der dem Teilstrich » 7y = 170 entsprechende Wert von i) ist 5° 4(V.<; 

 nach Mitteilung von Prof. G. Granqvist. 



Das Horizontalvariometer ist nach Lamont konstruiert. Seine Theorie ist von 

 Lamont :! gegeben, der das Instrument auch ausfuhrlich beschrieben hat. 1 



Die Variation dH känn gesclirieben werden 



d II = C, {nu - N H ) - 2 (n n - Nj>) - C 3 (l N - 1 5°), 



\vo C\, C, und C 3 Konstante sind, N H und N D die Ausgangslagen auf den resp. Skalen 

 bezeichnen, von \vo ans die gleichzeitigen Ausschläge n„ und ?ij } auf den Variometern 

 gerechnet werden. 



Bei der von Prof. G. Granqvist im Januar 1918 angestellten Bestimmung iiber 

 die Empiindlichkeit des Horizontalvariometers, erhielt er C x = 1 96 10~ 5 , C-> = I .so 10~~\ 

 Darf iji den Mittelwert der Temperaturen der Deviationsmagnete in Celsiusgraden be- 

 deuten, so ist C 3 = 2,7812- 10~V 



Rechnet man die Ausschläge von der resp. Nullpunkten der Skalen, so geben 

 die zwei ersten Glieder l,nr> (n n — ??/>) + 0,07 ■/?/>, und da die Grösse 0,07-n D vernach- 

 lässigt werden känn, ist die vollständige Formel zur Berechnung von dH 



rf#=l,96 [ns-nj} — 1,42 [t H — 15°)] C. G. S. (2) 



Geht man von einer gewissen Horizontalintensität H aus, so erhält man den Wert 

 der Horizontalintensität in einem gewissen Augenblick aus der Formel 



H = Ho + dH. (3) 



Absolute Bestimmung der Horizontalintensität. 



Fiir die absolute Bestimmung von // bedient man sich der GAUSs'schen Methode 

 mit Schwingungs- und Deviationsversuchen. Beide wurden am Mittelpfeiler im Mag- 

 nethaus ausgefiihrt. Zu den Deviationsversuchen wandte ich den grossen LAMONT'schen 

 Theodoliten an, der von ihm selbst ausfiihrlich beschrieben wurde. 6 Bei den Schwin- 

 gungsversuchen gebrauchte ich den Schwingungskasten des Magnethauses, beschrieben 



1 I. Lamont, Ann. d. Miiucliener Sternwarte, Supplementband IV. 1863, S. 115. 



- R. Thaién, Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 20. N:o 3, 1882. S. 17. 



8 I. Lamont, Handbnch des Knlmagnctismus, 1849, S. 207. 



* R. Thalkx, a. a. ()., S. 17. 



: ' I. Lamont, Ann. il. Miinchener Sternwarte. Supplementband IV. 1863. S. 17G. 



