KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 58. N:0 10. 



23 









ereignet sich, wie weiter unten ausgefuhrt werden soll, eine Verschiebung des Faden- 

 kreuzes in azimutaler Richtung, die die Deklinationsbestimmung verdirbt. In einigen 

 Fallen ist deshalb eine Einstellung auf Miren mit verschiedenen Höhen h angestellt wor- 

 den. /\ ist der Unterschied zwisehen den Resultaten einer Deklinationsbestimmung im 

 Verhältnis zu einer Mire mit solcher Höhe, dass die Schraube nicht angewendet zu 

 werden braucht und einer Deklinationsbestimmung im Verhältnis zu einer Mire, fur 

 welches die Einstellung mit Hiilfe der Stellschraube zustande gekommen ist. 



Laknäs 



11 .4 



n 



1 2S' 



Rättvik 



10'.!» 



l°4->' 



Leksanfl B. 



9'.7 



l°5l' 



Diese Fehler sind dadurch vermieden worden, dass ich eine Mire mit solcher Höhe 

 wählte, dass die Stellschraube nicht verwendet zu werden brauchte. 



An der gemessenen Deklination miissen zwei Korrektionen angebracht werden, 

 die Kollimation k und die Torsion c. 



Mit der Kollimation ist der Winkel zwisehen der Magnetisierungsrichtung der 

 Deklinationsnadel und der Normalen zu dem mit der Nadel fest verbundenen Spiegel 

 gemeint. Die Kollimation wird dadurch gemessen, dass die Deklinationsbestimmung 

 mit dem Instrument am Mittelpfeiler des Magnethauses in Upsala ausgefuhrt wird, wo 

 die Deklination fur jede Zeit bekannt ist. 



Das Azimut der Mire, positiv von Norden nach Westen gerechnet, sei A n = 40° 

 45'.6. ] a ist der Winkel zwisehen der Richtung zur Mire und der Normalen des Magnet- 

 spiegels. Der Kollimationswinkel pos. von Norden nach Westen gerechnet sei k, die 

 Torsionskorrektion c. Fur die Deklination erhält man dann den Ausdruck 



D = A n — a +k + c, 



lc = lc + c = 5°46'.6 + {n D — 170).0',677 + a 



40° 4 r> ',.-,. 



Wird gleichzeitig a und n D observiert, so känn k berechnet werden. 



Die folgende Tabelle nimmt die erh altenen Werte von k auf, die als Instrument- 

 konstanten betrachtet werden und den Kollimationsfehler und die Torsionskorrek- 

 tion enthalten. 



Tabelle 4. 





k 



Mittehvert 



1915 Juni 1 . . . . 



. . -2 C r,7 









•2° 3,7 



1915 Okt. 5 . . . . 



2° 3',3 





1915 Okt. 8 . . . . 



o" 2> *> 





1915 Okt. 11 ... . 



. . 2° 4.3 



2° 3'.3 



1 Siehe S. 24. 



