KTTNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 60- NIO |. 3 



geeigneten Sphärometers kontrolliert und mit denjenigen einer Modellkugel verglichen, 

 deren Radius genau bekannt, von demselben Vorzeichen wie der Scheitelkriimmungs- 

 radius der herzustellenden Sphäroidfläche und nur wenig von demselben verschieden 

 ist. Es wird angegeben, dass auf diese Weise die verlangte Gestalt der sphäroidischen 

 Fläche oline Schwierigkeit in allén Zonen bis auf etwa ein Mikron genan hergestellt 

 werden känn, wofern die benutzte Modellkugel entsprechend richtig ist, dass aber 

 im allgemeinen fiir optische Zwecke eine wesentlich grössere Genauigkeit der sphäroi- 

 dischen Form erfordert wird. Um diese Genauigkeit zu erreichen, wird bei der 

 letzten Retouche eine zweite Modellkugel angewendet, deren Kriimmungsradius mit 

 entgegengesetztem Vorzeichen demjenigen des Scheitels der zu priifenden Sphäroid- 

 fläche numerisch ungefähr gleich ist, wobei die Durchmesser der Interferenzringe bei 

 der Anlegung dieser Modellkugel an die Sphäroidfläche das Priif ungsobjekt darstellen. 

 Wenn der Kriimmungsradius bei konvexer Sphäroidfläche nach der Peripherie hin 

 ab- bzw. bei konkaver Fläche zunimmt, so beriihren sich die beiden Flächen im 

 Scheitel. Ist dies nicht der Fall, muss die Modellkugel mit einem genau kreisförmi- 

 gen Rand auf der Sphäroidfläche aufliegen. Dieses Verfahren gestattet, Sphäroid- 

 flächen von vorgeschriebener Gestalt >bis auf sehr kleine Bruchteile des Mikron» 

 genau herzustellen. Weicht die verlangte späroidische Gestalt iiberall so wenig von 

 der Kugelgestalt ab, dass sie aus einer Kugel von geeignet gewähltem Radius ledig- 

 lich durch zonen vveises Polieren erzeugt werden känn, so kommt die vorbereitende 

 Gestaltgebung mit Hiilfde des Sphärometers in Wegfall. 



Diese ABBE'sche Methode ist von so einschneidender Bedeutung, dass sie eine 

 ausfiihrlichere Wiirdigung erheischt. Was zunächst die praktischen Ergebnisse be- 

 trifft, so scheint zwar der urspriingliche Gedankengang Abbe's in unveränderter Ge- 

 stalt nur in den schon erwähnten Starbrillen mit grösserem Erfolg realisiert worden 

 zu sein, da sonst keine optischen Instrumente bekannt sind, in welchen die Ab- 

 weichungen schiefer Biischel durch Flächen korrigiert werden, deren Gestalt sehr 

 wenig von der sphärischen verschieden ist. Wenigstens ist es nicht bekannt, dass 

 irgendwelche Flächen dieser Art einen nennenswerten praktischen Erfolg gehabt ha- 

 ben. Aber die Firma Carl Zeiss hat andere nichtsphärische Flächen zwecks der 

 exakteren Strahlenvereinigung in Achsenpunkten mehrfach verwendet, so z. B. in 

 grossen Scheinwerfern, in gewissen Mikroskopkondensoren usw. Schon von Anfang 

 an hatte sich v. Rohr 1 der Aufgabe zugewendet, eine einfache Linse zu berechnen, 

 die ein Objekt mit recht vveiten Biischeln scharf abbilden sollte. Die Rechnung 

 fiihrte auf die aplanatische Linse, in welcher, wenigstens fiir eine bestimmte Strahl- 

 neigung, auch die Sinusbedingung erfiillt ist. Solche Linsen sind fiir gewisse ver- 

 feinerte ophthalmologische Untersuchungsmethoden unbedingt erforderlich und haben 

 als Bestandteile der betreffenden Instrumente eine grosse Verbreitung erreicht, wer- 

 den aber auch andererseits zu vielen anderen Zwecken verwendet. Obwohl nun nichts 

 weiter ii ber die Herstellung dieser Flächen publiziert worden ist, scheinen die Worte 

 v. Rohr's anzudeuten, dass das Verfahren auf der ABBE'schen Methode basiert. 



1 M. v. Rohr, Uber neuere Bestrcbungen in der Konstruktion ophthalinologischer Instrumente. Bericht 

 iiber die 37. Versammlung der Ophthalmologischen Gesellschaft Heidelberg 1911, Wiesbaden 1912, S. 53. 



