4 F. LINDHOLM, SUR L 1NSOLATION DANS LA SUEDE SEFTENTRIONALE. 



dans le spectre, tout en éliminant 1'affaiblissement des radiations dans les couches 

 atmosphériques. Mais, pour évaluer finalement la constante elle-méme, on est obligé 

 de recourir a des valeurs pyrhéliométriques, prises au lien d'observations. On a bien 

 tåché de déduire la constante solaire des valeurs de la radiation totale pour diffé- 

 rentes masses traversées par les rayons ; mais, puisque tous les coef f icients qui entrent 

 dans les formules proposées a cet égard sont empiriquement trouvés a 1'aide des 

 mesures d'énergie dans le spectre, il y a lä un détour qui doit certainemeut diminuer 

 la certitude des resultats obtenus. Parmi ces formules récentes se trouve celle de K. 

 Ångström et celle modifiée par Kimball. Quand il s'agit d'étudier le changement 

 de l'intensité des radiations solaires par notre atmosphére, on doit cependant pouvoir 

 tirer un parti utile des formules empiriques en cherchant la dépendance de l'intensité 

 ä 1'égard de 1'absorption reelle dans les parties constituantes de Fatmosphére et de la 

 diffusion par les molécules des gaz permanents et, comme on le sait par les récentes 

 recherches de Fowle, ä 1'égard de la diffusion par la vapeur d'eau et ses précipités 

 sur les particules solides de tres petites dimensions ainsi que de la diffusion par les 

 poussiéres solides, ce dernier facteur étant tres variable d'un jour a 1' au tre. 



Observations. Les mesures de Fintensité du rayonnement sont faites avec le 

 pyrhéliométre Ångström N:o 160 dont les constantes avaient été déterminées par 

 moi ä FObservatoire solaire de 1'Institut de Physique d'Upsal, en juin 1912. C ; est 

 ainsi que j'ai trouvé: 



pour la valeur moyenne de la résistance électrique des deux lames r ==0.2yoo ohm/cm 

 pour la valeur moyenne de la largeur des deux lames 6 = : 2oo3 cm. 



En supposant le coefficient d'absorption des surfaces noircies a = 0.98, nous 

 trouvons 1'énergie rayonnante compensée par Fénergie du courant électrique de la force 

 i en ampere 



V "4,ioX&Xa cm 3 .rnin. (U 



ou, si nous introduisons les valeurs de r, b et a trouvées 



Q = ,h"2 = 14,60 i\ 



Une comparaison faite le 7 juin entré cet instrument et le p3'rliéliométre nor- 

 mal N:o 70 de 1' Institut, donnait, comme on le voit dans le tableau suivant, un 

 accord satisfaisant. En juin 1914, une nou velie comparaison avec le méme pyrhé- 



