KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 60- NIO 2. 



Tdbleau 1. 



Comparaison du pyrhéliométre N:o 160 avec le pyrhéliométre normal N:o 70. 



Date 



Hen res 



Normal N:o 100 



Normal 

 N:o 100 



Ii »i 

 191- Juin 7 11 57 a. m. 



1014 Juin 17 12 15 p. m. 



4 13 » 

 4 27 



1918 Juin 20 7 38 a. m- 



7 44 » 



1,214 



1,2 1 1 



1,003 



1,003 



norma 



1,247 



1,230 



1,009 





^"160 



1,175 



1,157 



1,016 







1,106 



1,145 



1.0 IS 



1,014 





1,108 



1,145 



1,020 







1,180 



1,157 



1,020 



1,020 





1 = 17,48 

 = 14,00 



liométre normal fut faite par M. R. Lundblad, assistant actuel a 1'Observatoire. 

 Le resultat, qu"il a bien voulu me communiquer, est donné dans le méme tableau. 

 Parmi ces jours d' observations les conditions atmosphériques du 7 juin 1912 et le 

 20 juin 1918 ont été tres favorables. Par contre le 17 juin 1914 a été signalé par 

 M. Lundblad comme moins favorable. De la 1'écart sensible des trois valeurs. 



Parmi les constantes qui entrent dans la formule (1) celle de 1'absorption des 

 surfaces noircies peut étre soumise plus facilement å des changements et il est hors de 

 doute que Paugmentation de la constante de no tre instrument dépend d'un léger 

 frottement des surfaces noircies qui a été occasionné pendant le transport. Quant 

 aux mesures suivantes qui ont été faites en juillet — septembre 1913 je n'ai aucune 

 raison de supposer autre chose, å savoir que toutes les series ont été prises par 

 1'instrument dans cet état. J'ai donc pris la valeur de la constante égale a 14,79 

 pour le calcul de 1'énergie rayonnante du soleil. L'ampéremétre qui a servi pour 

 mesurer 1'intensité du courant électrique compensateur est un instrument de Siemens 

 & Halske. 



Dans les tableaux pages 19 — 24 sont réunies toutes les observations. La 

 hauteur du soleil correspondante au temps déterminé est calculée d'apiés la formule 

 ordinaire, en connaissant la déclinaison du soleil a 1'époque considérée et la latitude 

 du lieu d'observations. Nous avons tenu compte de la réfraction et pris la masse 

 atmosphérique correspondante å des hauteurs apparentes du soleil des tableaux de 

 Bemborad. 1 Quelques remarques faites par 1'observateur concernant la situation 

 atmosphérique sont inscrites dans la derniére colonne. 



1 Bempouad, A.: Zur Theorie der Extinktion dos Lichtes in der Erdatmosphäre, Mitt. der Grosslierz. 

 Stermvarte zu Heidelberg N:o 4, 1904. 



