KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 61. N:0 15. 9 



wurden die Zehntel des Skalenintervalles geschätzt. Fiir jede Platte wurde das 

 Skalenbild immer rechts öder immer links vom Plattenbild eingestellt. Fiir dieselbe 

 Platte wurde auch die Skala immer in derselben Weise orientiert, wobei das grösste 

 Bild der Skala, immer nach oben öder immer nach unten gerichtet, im Mikroskop zu 

 sehen war. Diese Einrichtung einer Vergleichsskala in Beruhrung mit der Platte macht 

 den Vergleich der Bilder sehr leicht und genau, da die Skalen- und Plattenbilder ein- 

 ander fast vollkommen ähnlich sind. Wenn die Skala im Brennpunkt des Mikro- 

 skopes eingesetzt wird, so werden im allgemeinen ihre Bilder auffallend grauer als 

 die Plattenbilder. Der einzige TJbelstand der von uns angewandten Einrichtung liegt 

 darin, dass die Platte und die Skala durcli die gegenseitige Reibung leicht beschädigt 

 werden können. Doch känn diese Gefahr durch Vorsicht vermieden werden, indem 

 man die Skala erst nach bereits angenäherter Einstellung in Beruhrung mit der Platte 

 bringt. Im allgemeinen wurde jeder Gruppenstern auf der Platte nur einmal einge- 

 stellt. Mehrere unabhängige Messungen sind uberfliissig, da der mittlere Fehler einer 

 Einstellung viel kleiner ist, als die von der Unregelmässigkeit der empfindlichen 

 Schicht verursachten Fehler. Doch wurden die Polarsterne Zweimal eingestellt, zuerst 

 im Zusammenhang mit den auf der Platte benachbarten Gruppensternen, dann später 

 bei einer anderen Gelegenheit alle Sequenzsterne auf einmal zusammen. Die Beleuch- 

 tung der Platte und der Skala geschah von unten durcli eine Gliihlampe, die immer 

 dieselbe Lage behielt. Auf den photovisuellen Plätten, sowie auf der Platte 295 

 wurden allén sichtbaren Sterne, auch die schwächsten, gemessen. Auf den beiden 

 Plätten 401 und 403 kamen die 2 öder 3 schwächsten Bilder der Skala nicht zur 

 Anwendung. Bei sehr schwachen Sternen wurde zuweilen das Aussehen des Biides 

 von zufälligen Silberkörnern der anliegenden Schichte beeinflusst. Um dies zu eli- 

 minieren, wurde im diesem Falle die Platte während der Einstellung etwas hin und 

 her bewegt. Im allgemeinen wurden zwei bis drei Stunden ohne Unterbrechung 

 gemessen. 



Die Bilder der Skala sind natiirlich nicht fehlerfrei. Die Unsicherheit der kiir- 

 zesten Belichtungszeiten, die Unregelmässigkeit der photographischen Schicht und der 

 Wechsel des Luftzustandes sind Ursachen, durch welche die Schwärzung eines Skalen- 

 biides oft um 0,i — 0,2 eines Skalenintervalles, zuweilen auch mehr, verfälscht wird. 

 Eine genaue Untersuchung der angewandten Skalen war deshalb notvvendig. Dieselbe 

 wurde in folgender Weise durchgefuhrt. Auf jeder Skala wurden die aufeinander 

 folgenden Bilder mit 1, 2, 3 u. s. w. bezeichnet, wobei 1 das grösste Bild bedeutet. 

 Alle Punkte der zu untersnchenden Skala wurden, gerade wie die Sterne einer Platte, 

 mit verschiedenen anderen Skalen verglichen. Die Messungen sind in der Tabelle 2 

 fiir die Skala d enthalten. Die erste Kolumne enthält oben die Bezeichnung der 

 gemessenen Skala, unten die Nummern ihrer Punkte. Die folgenden Kolumnen ent- 

 halten fiir jede bei der Messung angewandte Skala oben die Bezeichnung dieser Skala 

 und dann die Differenz Messung — Nummer der gemessenen Punkte. Die Kolumnen 

 2—6 entsprechen Messungen von J. Lindgren, die folgenden Messungen von H. v. 

 Zeipel. Alle angegebenen Zahlen sind Mittel werte aus zwei unabhängigen Messungen. 

 Die Einheit ist ein Skalenintervall. Die in jeder Kolumne enthaltenen Werte wurden 



K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 61. N:o 15. 2 



