KTTNGL. sv. VET. AKADEMIENS BANDLINGAR. BAND 47. N:o 8. 9 



dass keine Zeitkorrektion in Stockholm während des Dezembcrs 1907 iind 1908 sowie 

 des Januars 1909 gemacht vvurde. Da die ganze Sonnenscheindauer während diesel 

 Monate nur bezw. 4, 10 und 18 Stunden betrug, so ist die Unsicherheit der bei dei 

 Ablesung angewandten Zeitkorrektion von untergeordneter Bedeutung fiir die Monats- 

 summen und die Jahressummen sowie fiir ihre tägliche Variation. Es ist auch zu 

 bcachten, dass die Änderungeh der täglichen Variation der Zeitkorrektion kontinuin- 

 lich und ungefähr dieselbe zur selbcn Jahreszeit Jahr fiir Jahr ist, wenn dieselbe Art 

 Streifen angewandt wird. 



Wenn die Brennspur auf dem Streifen während des ganzen Tages zusammen- 

 hängend ist, so wirkt die Zeitkorrektion nur bei der Bestimmung des Beginns und 

 des Endes der Registrierung ein; fiir dazwischenliegende Stunden ist die Sonnen- 

 scheindauer richtig ( = 60 Minuten), unabhäiigig davon, welchen Wert die Zeitkor- 

 rektion hat. Wenn die Strahlung intermittent ist, besteht infolge der Zeitkorrektion 

 eine Tendenz, die Sonnenscheindauer auch fiir dazwischenliegende Stunden zu ver- 

 mehren öder zu vermindern, und es känn eine Verschiebung der Sonnenscheinzeit von 

 einer Stunde auf die vorhergehende öder folgende geschehen, wodurch die tägliche 

 Periode der Sonnenscheindauer beeinflusst werden känn. 



Da ich beim Ablesen der registrierten vSonnenscheindauer die Zeitkorrektionen 

 berucksichtigt habe, so wage ich zu glauben, dass die Wirkung der genannten Un- 

 sicherheit aus den im Folgenden mitgeteilten Monats- und Jahressummen sowie ihrer 

 täslichen Variation eliminiert ist. 



4. Die Eiiipfindliclikeitskoiistante der Soiinenscheinautograplien. 



Da die Registrierung mit dem Campbell-Stokesschen Sonnenscheinautographen 

 sich auf die Wärmewirkung der Sonne griindet, so ist die Starke der Sonnenstrah- 

 lung Q an dem Punkt, wo das Instrument aufgestellt ist, in erster Linie entscheidend 

 fiir die Länge der registrierten Sonnenscheindauer. Ausserdem wirkt eine Menge von 

 Parametern ein, von denen der wichtigste die Diathermanität der Glaskugel ist. Es 

 wird dabei vorausgesetzt, dass das Instrument so konstruiert ist, dass der Punkt, an 

 welchem die Wärmewirkung der durch die Kugel zusammengebrochenen Strahlen am 

 grössten ist, während der ganzen Sonnenscheindauer auf den Streifen fällt. Das In- 

 strument ist in demselben Masse empfindlicher, als diese Bedingung besser erfullt ist. 

 Von den variablen Parametern durften das Material 1 und die Präparation der Strei- 

 fen, ihre Temperatur, Ventilierung durch den Wind und hygrometrischer Zustand die 

 wichtigsten sein. Je niedriger die Temperatur der Streifen, und je grösser die Wind- 

 stärke ist, um so stärker muss unter im iibrigen gleichen Verhältnissen die Strahlung 

 sein, damit eine Verbrennung des Streifens stattfinden soll, worauf Bodman hinge- 



1 Neuerdings hat J. Maurer Analysen ttber verscliiedene Streifen sowie auch iiber ihre Brennbarkeit 

 publiziert (Met. Zeitschr., S. 219—220, 1911). Die antersuchten Fuess-Streifen waren von derselben Farbe wie 

 die obengenannten Fs-Streifen. 



K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 47. N:o 8. 2 



