10 J. WESTMAN, SONNENSCHEINDAUER UND INSOLATION IN STOCKHOLM TJND AUF HÄFRINGE. 



wiesen hat. 1 Ein ebenso wichtiger Parameter ist der Feuchtigkeitszustand der Strei- 

 f en. Ist der Streifen infolge von Nebel, Tau öder Regen nass, öder ist er mit Rauhfrost 

 bedeckt, so wird dadurch die Registrierung verzögert. Bisweilen känn die Registrierung 

 dadurch gehindert werden, dass der Streifen mit einer Schneeschicht bei Schneefall öder 

 Schneegestöber bedeckt ist. 



Fiir ein bestimmtes Instrument hört die Registrierung auch bei der giinstigsten 

 Kombination der variablen Parameter auf, wenn die Starke der Sonnenstrahlung Q 

 unter einen gewissen Grenzwert hinabsinkt. Bei Anwendung einer bestimmten Art 

 Streifen mag dieser Grenzwert q sein, wenn die Streifen trocken sind, ihre Tempera- 

 tur 0° beträgt und die Windgeschwindigkeit Null ist. Andererseits geht die Registrie- 

 rung unabhängig von den Werten dieser Parameter fort, sofern sie nicht allzu sehr 

 von ihren Normalwerten abweichen, wenn Q einen gewissen Grenzwert q ubersteigt. 



Tabelle 3. — Mittlere Starke der Sonnenstrahlung in Stockholm (v = 59° 19' . o) l\t 

 Minuten nach Sonnenaufgang öder vor Sonnenuntergang . 



Grammkalorien pro Minute und cm 2 . 





Friihling 



0° 



4 mm 



Sommer 



+ 23° 27' 



8 mm 



Herbst 



0° 

 8 mm 



\\ inter 



— 23° 27' 



4 mm 



Geschätzte Wasserdampfspannung. 



A< 



Mittlere Starke der Sonnenstrahlung 



20 Minuten 



40 » 



00 



80 



0-34 

 0.54 



0.74 

 0.86 



0.19 

 0.31 

 0.44 

 0.54 



0.27 

 0.46 

 0.65 

 0.76 



0.35 

 0.46 

 0.56 

 0.62 



Nur innerhalb des Intervalls q>Q>q der Starke der Sonnenstrahlung wirken die 

 Parameter auf die Länge der registrierten Sonnenscheinzeit ein. 



Fiir verschiedene Instrumente sind im allgemeinen die Grössen q verschieden. 

 Es ist daher eine Reduktion der Registrierungsresultate auf einen gewissen Normal- 

 wert von q notwendig, um diese mit einander vergleichbar zu erhalten. Es ist daher 

 von grösster Wichtigkeit, dass neben jeder Serie von Messungen der Sonnenschein- 

 dauer die Empfindlichkeitskonstante q des angewandten Campbell-Stokesschen Son- 

 nenscheinautographen angegeben wird. Theoretisch abzuleiten, wie die registrierte 

 Sonnenscheindauer bei gegebener Wolkenmenge sich mit q ändert, diirfte vorläufig 

 auf bedeutende Schwierigkeiten stossen, eine empirische Lösung känn aber stets aus 

 fortgesetzten Messungen erhalten werden. Einen Näherungswert dieser Konstanten 

 werde ich im Folgenden fiir die von mir angewandten Instrumente d, C 2 und C a 

 angeben. 



Am einfachsten und sichersten wird q dadurch bestimmt, dass man mit einem 

 Pyrheliometer die Starke der Sonnenstrahlung misst, bei der die Registrierung beginnt 



1 Bodman, G.: 1. c, S. 28. 



