KUNGL. SV. VET. A K AD10MI IO.NS II AN DUNGAR. BAND 47. NM) 8. 



I I 



oder eiidet. Fur daa Instrument C\ habe ich in Treurenberg fblgende Me ungen 



der Strahlungsstärke Q ausgefiihrt, wenn dic liegistrierung mit dera [nstrumenl auf- 

 hörte oder begann. 



1900. April 12, 7.50 Uhr nachm, Q = 0.44 Grammkalorien pro Minufce und cm a 

 April 21, 0.5 Uhr vprm. Q = 0.37 » » 



Die Streifen waren von Pellin und hatten ein blaugriine Farbe. Die Lufttemperatur 

 war —8° und —20°, die relative Feuchtigkeit der Luft 77 und 88 Prozent und dic Wind- 

 stärke ca. 4 und 1 m in der Sekunde ara 12., bezw. 21. April. Es geht liieraus her- 

 vor, dass bei Anwendung der genannten Pellin-Streifen in Cj der Wert der Konstanten 

 q bei ruhigem Wetter und 0° Lufttemperatur sovvie bei trockenen Streifen etwas 

 kleiner als 0.4 sein diirfte. Eine direkte Messung von q fur C l5 C 2 und C 3 bei An- 



Tabelle 4. 



Wert von At in Stockholm ('f=59° 19'. e) bei verschiedenen Werten der 

 Empfindlichkeitskonstante q . 





Friihling 



0° 



4 mm 



Sommer 



+ 23° 27' 



8 mm 



Herbst 



0° 

 8 min 



Winter 



— 23° 27' 



4 mm 



Geschätzte Wasserdampfspannung . 



Empfindlichkeitskonstante q 



Wert von /\t in Minuten 



0.30 Gramkal. 



.Al in. X cm 2 

 0.40 

 0.50 

 0.60 



IG 



20 

 36 

 46 



38 



52 



72 

 92 



23 



34 

 44 

 55 



II 



29 

 48 

 73 



wendung von Streifen von Fuess habe ich mangeis eines Pyrheliometers nicht aus- 

 fiihren können. 



i^ndererseits känn man einen Näherungswert der Konstanten q aus dem Zeit- 

 unterschied A^ zwischen dem Aufgang der Sonne und dem Beginn der Registrierung, 

 bezw. dem Ende der Registrierung und dem Untergang der Sonne während der Tage 

 berechnen, wo die Sonne nicht durch Wolken ara Horizont verdeckt und die Strah- 

 lung nicht nennenswert durch lokale Störungen beeinflusst wird. Diese Grösse At 

 wird bisweilen angefiihrt, um die Empfindlichkeit des Instruments zu zeigen. Indes- 

 sen ist zu beachten, dass A£ sowohl von dem Breitengrad, wo das Instrument auf- 

 gestellt ist, als auch von der Jahreszeit sowie ausserdem von Schwankungen in der 

 Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre abhängt. Sie ist demnach variabel fiir 

 dasselbe Instrument und känn daher nicht als eine Instrumentkonstante, die ein Mäss 

 fiir die Empfindlichkeit ist, angesehen werden. 



Ich habe anderswo den Zusammenhang zwischen der mittleren Starke der Strah- 

 lung und der absoluten Feuchtigkeit an einem gewissen Örte deduziert. 1 Auf Grund 

 dessen habe ich fiir Stockholm (z = 59° 19'.e) die in Tabelle 3 angegebenen Werte der 



1 Die Vcrteilung der Insolation in Sclnvedeu, S. 3 — 7. 



