32 B. HASSELBERG, DIE SPEOTRA DER METALLE IM ELEKTRISCHEN FLAMMENBOGEN. 



lMe Ausmessung der Plätten. Resultate. 



Unter allén Bogenspectra der Metalle, die ich bisher untersucht habe, ist mir 

 kein einziges vorgekommen, das in Bezug auf Schärfe und durchgehend unbedeutenden 

 Glanz der Linien dem vorliegenden gleichgestellt werden könnte. Ähnlich wie bei 

 Wolf ram, aber in wesentlich erhöhtem Grade erhält hierdnrch das Spectrum ein gewisses 

 monotones Aussehen, das nirgends durch die bei den meisten sonstigen Metall spectra 

 so häufig vorkommenden charakteristischen Gruppen hellleuch tender Linien unter- 

 brochen wird. Noch weiter wird diese Einförmigkeit des Spectrums dadurch verstärkt, 

 dass die Linien sich auf einen gewöhnlich recht intensiven continuirlichen, wahr- 

 scheinlich auf Oxydbildung zuruckzufiihrenden, Hintergrund projiciren. Fur die 

 Wahrnehmung der schwächsten Linien ist diese continuirliche Strahlung offenbar ein 

 Hinderniss; die Erfahrung hat indessen gelehrt, dass dieselbe nur unmittelbar nach 

 der Einfiihrung von neuem Material in den Bogen in voller Intensität auftritt, um 

 dann schon nach kurzer Zeit auf eiu gewisses Minimum herabzusinken, das im Allge- 

 meinen nicht geniigt, um die Mehrzahl auch der schwächsten Linien zu verdecken. 

 Beobachtet man daher die Vorsicht den Bogen, nachdem derselbe mit neuem Material 

 gespeist worden ist, zunächst einige Secunden brennen zu lassen ehe die photogra- 

 phische Platte exponirt wird, so lassen sich im Allgemeinen ohne besondere Schwierig- 

 keit Aufnahmen erzielen, auf denen sogar in denjenigen Theilen des Spectrums, welche 

 die grösste Helligkeit des continuirlichen Hintergrundes zeigen, auch die schwächsten 

 Linien fast vollzählig erscheinen. 



Wie vorher habe ich auch im vorliegenden Falle das Spectrum zweimal auf 

 verschiedenen Plätten durchgemessen, wobei in beiden Reihen jede Linie durch drei 

 unabhängige Einstellungen mit den als Normalen angewandten Sonnenlinien ver- 

 bunden wurde. Da diese Normale im Allgemeinen nur etwa 10 bis 15 A. E. von 

 einander abstehen, so lassen sich die Wellenlängen auch bei der hier erstrebten 

 Genauigkeit aus denjenigen der Normale durch einfache lineare Interpolation befrie- 

 digend ableiten. Eine Berucksichtigung der periodischen Fehler der Schraube hat 

 dabei nicht stattgefunden, da wie schon bei fruheren Gelegenheiten hervorgehoben, 

 diese Fehler äusserst gering sind und die daraus hervorgehende Correction einer 

 gemessenen Wellenlänge im ungiinstigsten Falle den Betrag von O.oio A. E. nicht 

 iiberschreitet. Da ferner in den beiden Messungsreihen die Einstellungen durchgängig 

 verschiedenen Stellen der Schraubentrommel entsprechen, so wird in den definitiven 

 Wellenlängen, als Mittel der fur jede Linie in den beiden Reihen gewonnenen Werthe, 

 die aus der Vernachlässigung der periodischen Fehler der Schraube herfliessende 

 Unsicherheit im Allgemeinen sich auf nur einige wenige Tausendstel A. E. be- 

 schränken. x Dies ist noch mehr der Fall in Betreff der fortschreitenden Fehler der 

 Schraube, die wegen ihres geringen Betrages fiir die Messung so kurzer Strecken wie sie 

 hier in Frage gekommen sind nur einen verschwindend kleinen Einfluss ansiiben können. 



1 Um dies durch ein Beispiel zu erläutern mogen hier die Messungen einer Liniengruppe de- Urans 

 mitgetheilt werden, einmal ohne Berucksichtigung der periodischen Fehler der Schraube, dann nach Anbringen 



der daraut liivimliclini Correctionen. Die Messungen der Keihe I und 11 sind res]», auf den beiden Plätten 1*J04 

 N:r 29 und N:r 28 ausgefiihrt. 



