KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 I. 19 



helst begagnas sä, att man fortskrider från mindre till större djup, på det att guttaperchans 

 egen värmegrad småningom må ställa sig möjligast i jemvigt med värmegraden på de 

 djup, h varifrån profven tagas. 



Cylinderns undre tätning åstadkommes derigenom, att den platta kautschukringen s 

 (tig. 16) intryckes i två ringformiga rännor, den ena utsvarfvad i sjelfva bottenplattan, 

 den andra i den starka messingsringen r, som fasthåller kautschu-ringen vid cylindern. 

 På detta ställe förefinnes en möjlighet för värmes fortplantning genom metallisk ledning 

 mellan vattnet inuti och utanför cylindern. För att förekomma detta är på den undre 

 bottnens beklädnad fästad en kautschuring t, som, då apparaten slutes, betäcker det ring- 

 formiga mellanrummet mellan den undre bottnen och cylindern. Emedan detta mellanrum 

 är högt, men ganska smalt, torde värmets fortplantning till sjelfva cylinderns inre kunna 

 anses tillräckligt förebygd genom nämnda anordning. Den öfre tätningen ernås derigenom 

 att en rund kautschu-skifva v (se tig. 16) pressas mot cylinderns öfre kant, då apparaten 

 upphalas. För detta ändamål är messingsskifvan / försedd med flera stora hål (se fig. 15), 

 genom hvilka vattnet kan verka mot den nämnda kautschu-skifvan, då apparaten upphalas, 

 men då den nedfiras täckas hälen af kautschu-skifvan. För att erhålla god kontakt mellan 

 den sednare och cylinderns öfre rand vid apparatens upphalning, är nämnda rand lindrigt 

 afrundad och beklädd af en messingsring u (fig. 14), som likväl är mycket tunn, för att 

 förekomma hastig värmeledning. 1 I kautschu-skifvans omkrets är en stark 

 messingsring x fastgjord för att förhindra veckbildning å skifvan. Det 

 skulle för öfrigt varit lätt att understödja värmeisoleringen vid cylinderns 

 öfre ända på samma sätt som skett vid dess nedre medelst ringen t, men 

 jag ansåg detta här vara öfverflödigt, emedan den temperaturförändring, för 

 hvilken apparaten under upphalningen utsattes, hufvudsakligen är uppvärm- GD ^%-v- 

 ning och värmet endast mycket långsamt fortplantas nedåt i vatten. 



Apparaten tillverkas af Herr C. A. Lindquist i Stockholm, som förfärdigat flera så- 

 dane till ett pris af 330 francs. Den rymmer något öfver 1 1 / 2 liter, och väger i luft 17,7 

 kilo, hvilken vigt i vatten minskas till ungefär 13, :> kilo. 



Under expeditionen begagnades dessa djupvattenhemtare nästan uteslutande såväl för 

 temperaturens bestämning 2 som vattenprofvens insamling och sköttes dels med handvinch 

 för de mindre djupen och dels med ångvinch för de större. Någon reparation å dem be- 

 höfdes aldrig. I början hände väl å Alfhild att några djupvattensobservationer förlorades 

 till följe af förtidig slutning af apparaten, emedan ångvinchen arbetade ojemnt, men sedan 

 felet hos ångvinchen blifvit afhjelpt, arbetade djupvattenshemtaren utmärkt. Då hamplinan 

 efter någon tid blifvit utbytt mot messingslina, behöfde apparaten icke ens på 200 meters 

 djup särskild belastning. Den kunde skötas med säkerhet och temperaturbestämningarne 

 utföras äfven under mycket ogynsamma yttre förhållanden. 



Den första af de här ofvan omnämnda djupvattenhemtarne beskrefs af mig i K. 

 Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar för 1870 Band 9 n:o 4 och har mycket användts 

 af svenska hydrografer, helst den är billig att anskaffa. En modifikation deraf har be- 



1 Denna messingsring- torde dock lämpligen kunna uteleinnas, enär guttaperchans egen yta bör kunna 

 göras nog slät och jeinn för att medgifva god kontakt. 



- De undantag, som i sådant hänseende egde rum, äro under rubriken Termometrar närmare angifna. 



