de Tbermometris. II 



§. VIIL 



In conftruftione vitrorum therrnometricorum porro a't> 

 tendenda funt crajjdies tubi & fph#r£, ca<vita$ h.m&gn ; iu- 

 do utriusque, tubi hnptudo , •& exhis omnibus refultans re- 

 latiuaproportio capacitati s globi ad tubum & vice verfa* 



$. IX, 



CraJJitiem quod attinet , tubi vitrei optimi fiint, qu@- 

 rum foliditas inter fuperficiem externam & internam unam 

 lineam pedis Rhenani non excedit; idem propemodum va- 

 let deSpha?ra, dummodo femper rn poteftate artificis pofi- 

 tum eflet, ad libitum eiusdem craffitiei tubum afFerruminare 

 CO* Sed dum flatu expanduntxir fph?er.ulae, cavere debet 

 artifex, ne «eas nimis reddat tenues & fragiles* 



% X. 



Cavitas tubi thermometrici (§. IV,) pro magnitudine 

 vafculi, mdole iiquoris thermometrici plus minus expanfivi, 

 deftinatione thermometri ,ad ufus meteorologicos, aut chemi- 

 cos & phyficos, diverfa fit necefle eft, Interim pro thermo- 

 metris mercurialibus, non maioribus quarn ex figuris adje- 

 ftis patet, fufficit talis cavitas, quae crafliorem chordam me- 

 tallicam pro clavichordiis ufitatam capit, feu, quod idenr eft, 

 quae tertia eirciter parti lineae pedis Rbenani aequalis eft(/?}> 



{g) Vitruin, quod craffitie fua latam lineam multtun excedit, plus etiam 

 calore expanditur, atque effedum expanfi liquoris turbat. 



{h) Confentientem hac in re habeo Ccl. M uschenb r o eckium, 

 Tentam. Exper. nat. &c. L. B. ,iyji. p. 10. #ftu iubet , ut cavitat 

 tubi capiat fidem clavicymbali cra/fijfimam , infimum tonum C. 

 bafii Jbnantemy nc multo angufiior fit; poterit autcm absque vitio 

 duplo triplove amplior ejje. Anguflior vero cavitas , propter OTes 

 cohxfionis & attritus liquoris ad tubi parietes , ^nullius eintafumenti 

 eft, five conftra&ionem, five ufum inftrumenti refpicias, 'inprimis fi 

 thermometrum ftuido quodam fpirituofo debet efle repletum. 



