de Thermometris. 17 



§. XVII. 

 Prffidpuum artis thermometra conficiendi momentum m 

 genuina eorundem repletione fitum eft, quse cum vario modo 

 perficitur, expedit con venientiffimos tideliter hic enarrare {f)< 



§. xvin. 



Prim® methodi regulae funt, ut 

 !♦ Vitrum thermometricum , ex artis regulis paratum £§. 

 IV -XII.), exa&iffime ad bilancem ponderetur, notatci 

 ejus pondere. 



II. Si tubus vitri thermometrici tantae efl capacitatis, ut 

 filum ferreum ignitione emoliitum, quale fub numero 5* 

 vel 6. venale proftat, libere admittat, eius extremitas 

 amplificanda eft , quod fit vel ad lampadem infundibuli 

 Ipeciem ex eius extremitate formando, vel ipfi huic ex- 

 tremitati infundibulura chartaceum applicando, quod 

 filo lineo, vel cera figillatoria firmatur. 



III. Tum praedi&um filum immittitur in tubum ad globi 

 fundum usque (</). 



IV. Tandem infunditur mercurius in infundibulum, agi- 

 tata interim furfum & deorfum chorda, donec integrum 

 vitrum thermometricum repletum fi-t; 



§. XIX. 



$>) Hie confiteri non erubefco, repletionis methodum, in priraa dt 

 Thermomctris editione §. 44. defcriptaai , omnimode perfeclam 

 non eife , fed fuis utique nxvis laborare. 



(f) Quidam artifices reformidant chordam ferream, tamquam corpus 

 nimis rigidum, quod, leviffima etiam & faltem fuperficiali rimula 

 vitro per agitationem impreffa , fubfequentem eius fpontaneam 

 difira&ionem poft fe trahit, quia tubi thcrmometrici in fornaca 

 refrigeratorio non fenfim refrigerantur & ideo fragiles . maneitf , 

 «amque ob caufam pilum equinum fubfUtuunt. 

 dpp* Nov. A8. Med Ph Vol l c 



