20 Commentatw 



HL tum immiffo in tubum pila equino ad dimidium efus 

 vel panllo ultra, thermometrum invertttur, fuceeffiva 

 ac lenta pili agitatione dimidium tubi fuo mercurio # ite- 

 rum privatur locusque dein , ubi mercurius haeret , lima 

 vel filice notatur; 



IV* poftea thermometrum denuo bilanci imponitur , ut 

 pondus exploretur, hoc notato, pondus folius vitri (§• 

 XVIII. n. IJ detrahitur. Remanet ergo pondus folius 

 mercurii ad dimidium tubum elevati^ qua a pondere 

 mercurii totum vitrum replentis (iuxta n. II. hui # §.) de- 

 tra&o, cognofcitur quantitas hydrargyri per pilum ex- 

 pulfi, & fimul.quoties haec in mafla mercurii, in vitro 

 thermometrico, reli&i contineatur; 



V. tandem globu* flamms admovetur, ut mercurius ad 

 extremum tubi capillaris adfcendat* quo vifo extremitas 

 fubito hermetice clauditmv 



§. XXII. 



Indicium bene peraftse repletionis & figfllationis eft , ft 

 adconfuetam temperiem redafto & inclinato therrrfometro; 

 mercurius cum lonitu ruit ad extremitatem tubi, nato inte- 

 rim vacuo in ipfo globo, quod inverfo mox thermometro 

 fponte difparet (0* 



§. XXIII. 

 Aliquando, obfervatis lieet omnibus cautelis (§. XVIII. 

 XIX. XXI.) , vel intra fphaeram aut. tubum aeris bullula. ap- 



paret, 



(jfij Inanis metus eft , orani aere expulfo (§• XXI. n. V.Jc extremitatem 

 tubi a motu mercurii confringi , quod quidem concedo fieri pofTe 

 in barometris <5t magnis thermometris , non vero in noflris infiril- 

 mentis vrx pedem excedentibus, & rubo capillari pnjediris. Aeri* 

 autem expulfio ideo neceffaria elt, quoniam alias mercurius per 

 sequales gradus expandi nequit, gradusque fenfim minere* fiunf, 

 ^uo magis fupernf aeris portio comprimitUr., 



