ie Tbermometris. 21 



paret, quo in cafu referanda eft tubi extremitas, & firmanda 

 cum filo forti longitudinis ulnse & ampHus, totumque inftra- 

 menjtum celerrime in gyrum agendum, quo motu,aer expel- 

 litur (V). Difparente bulla tubi extremitas de novo ex arti$ 

 regulis claudenda eft, 



§. XXIV. 



In tubis anguftioribus, & qui tenuem vix fetam capiunt 9 , 

 mercurius fub inverfione inftrumenti non movetur, licet aer 

 per prasdi&am flgillationem hermeticam (§,XXL n. V.) per- 

 fe&e expulfus fuerit, ob vires adhaeftonis reciprocae argentl 

 vivi&vitri, in anguftis fpatiis fenfibiliores: expedit itaque 

 anguftum eiusmodi tuburaplane non obturare, fed apertuni 

 relinquere (x) . 



§. XXV. 



ScaU formatio tanquam quartum momentum con- 

 ftruftionis thermometricae (§> IIL) confiftit in cognitione 

 duorum terminorum fixorum, in ipfa natura obfervabiii- 



c 3 um T 



(«) Hicc thermometri gyratio eft motus centrifugus ipfius vitri thermo- 

 raetrici & contentorum. Contenta funt vifibilis bulla & mercu- 

 rius. Nifu centrifugo utraque quovis momento premuntur verfus 

 ftmdum rphxrae , kd hydrargyri , cevi ffuidi multo gravioris, impe- 

 tus & via percurfa praevalet. Continuata itaque gyratione fenfim, 

 omnes moleculae hydrargyri fuperant nifum leviffimas bullx aerea^. 

 qux contra vires centrifugas impreflas cedit prxvalenti ponderi 

 inercurii, cogitur retroire, Sc quafi centripettun motum affedlare. 



(x) Eiusmodi thermometra angufta funt quidem mobiliora , fed tanto 

 longiorem requinmt tubum & vifum obfervatoris fatigant. Immo 

 ob angtifuam loci , <9c tenaciorem adhaefionem , humiditas ex ilatu; 

 yefidua diutius remanct, & capilkrem columnam mcreurialem divi* 

 dit &. difunit, 



