\ 
Ein Spiegelauxanometer für Keimwurzeln. i 35 
2 mm kleine Offnungen besitzt; mit diesen kann sie auf die Stifte 
der Hebelstange aufgeschoben werden. Das untere Ende des 
Platindrahtes ist in ein halbkugelfórmiges Stückchen Glas (k) ein- 
geschmolzen, deren untere, eben geschliffene Fläche mit einer Spur 
Canadabalsam auf einem gewöhnlichen mikroskopischen Deck- 
gläschen (1) festgekittet ist. Der ebenfalls aus Platindraht ge- 
fertigte Bügel (m) dient zur vertikalen Führung der Zugstange. 
d) Stativ und Keimlingshalter. 
In den Fuß ist ein Stück Eisendraht (n) fest eingefügt. 
Durch eine Klemmschraube (o) ist mit diesem ein zweites Stück. 
Draht (p) in senkrechter Richtung vérschiebbar verbunden, das àm 
Abb. 4. Keimlingshalter. 5, nat. Gr. 
unteren Ende eine Messingklammer (q) mit Schraube und Feder 
- trägt. Diese Klammer dient zur Aufnahme des Keimlingshalters. . 
Dieser besteht aus 2 kniefórmig gebogenen Glasstüben (r), die an 
den Flanken (vgl. Abb, 4) ebengeschliffen sind. An den inneren 
Flanken der kurzen Arme ist je eine senkrechte Führungsrinne 
für das Hypokotyl des Keimlings (v) eingefeilt. Zwischen die 
beiden Glasstibe kónnen Pappstückchen verschiedener Dicke (s) 
eingeführt werden, sodaß, je nach dem Durchinesser des H y pokotyls, 
der bei dem Einklemmen auf das Gewebe ausgeübte Druck nicht 
das unbedingt nötige Maß überschreitet. Ein nahezu würfel- 
fórmiges, in der Mitte mit einer senkrechten Durchbohrung ver- 
sehenes Korkstücke (t) hält Glasstäbe und Pappstückchen fest zu- 
zammen und ist durch die Klemme (q) mit dem Stativ verbunden. 
Über Versuchsanordnung, Berechnung der Zuwachsgröße, 
Buchung von Messungen und Be Darstellung der Ver- 
suchsergebnisse vgl. Mitt. II. 
pastu 
