Ein Spiegelauxanometer für Keimwurzeln. 33 
tums. Die Methode ist sehr umständlich; außerdem wird sich die 
angestrebte künstliche Ausgleichung der durch das normale Wachs- 
tum bedingten Bewegung der Hebelvorrichtung in wissenschaft- 
lich befriedigender Weise nie erreichen lassen. Dagegen mag die 
Methode bei qualitativen Untersuchungen, bei denen auf die Kennt- 
nis von Einzelheiten verzichtet werden kann, gute Dienste leisten. 
Der im folgenden beschriebene Apparat ist verhältnismäßig 
einfach und kann nach Anbringung einiger Verbesserungen für 
wissenschaftliche Untersuchungen wie für Demonstrationen in 
Schule und Hörsaal empfohlen werden. Er wurde im Herbst 1913 
Abb. 2. Spiegelauxanometer, von oben, */, nat. Gr. - 
von zwei Feinmechanikern in Berlin nach meinen Angaben an- 
gefertigt. Der Keimlingshalter ist in der angegebenen Form 
später entstanden, Für leihweise Überlassung bzw. Genehmigung 
zur Anschaffung einiger Hilfsapparate bin ich den Herren Geheim- 
rat HABER und Geheimrat BEHRENS zu besonderem Dank ver- 
PENSHIRN 
2. Der Spiegelauxanometer (vgl. Abb. 1—4). 
aj Fuß mit Achsenträger. 
‘ Auf einem aus starkem Eisenblech gefertigten Fuß (a). e 
findet sich zu beiden Seiten einer rechtwinkeligen Aussparung Go 
je ein aus demselben Metall hergestellter Träger (c). Auf den $5 
Schneiden dieser Trüger ruht die Achse (d mit e (e). 
Hebelstange (£). 
Ber. der Deutschen Bot. Gesellseh. XXXIX. dard 
