RUD. SEELIGER: Ein Spiegelauxanometer für Keimwarzeln. 31 
5. Rud. Seeliger: Ein Spiegelauxanometer für Keim- 
wurzeln. 
(I, Mitteilung.) 
(Mit 4 Abbildungen im Text.) 
(Eingegangen am 28. Oktober 1920.) 
1. Einleitung. Es muß auffallen, daß bei Behandlung der 
Methodik der Wachstumsmessung in Vorlesungen und bei der Vor- 
führung von Versuchen niemals Instrumente Erwähnung finden, 
welche auf einer Anwendung des Prinzips der Messung kleinster 
Drehungen mit Fernrohr, Spiegel und Skale (POGGENDORFS Prinzip, 
1821) beruhen. Dieses Prinzip bietet bekanntlich neben der Ein- 
fachheit der Hilfsmittel eine unbegrenzte Empfindlichkeit und 
bildet daher die bedeutendste Grundlage neuzeitlicher physikalischer 
Messungen!) Eine einfache Überlegung zeigt, daß es bei Anwen- 
dung dieser Methode auf wachsende Organe leicht gelingen muß, 
die Zuwachsbewegung so stark zu vergrößern, daß sie an der. 
Veränderung des Skalenbildes im Gesichtsfelde des Ablesefernrohrs 
direkt wahrgenommen und gleichzeitig messend verfolgt 
werden kann. Bei dem Bestreben, das genannte Prinzip für dieses 
Gebiet der pflanzenphysiologisehen Methodik nutzbar zu machen, 
schwebte mir von vornherein die Anwendung auf die junge Keim- 
wurzel vor, da bei Untersuchungen über die Beeinflussung des 
Wachstums durch äußere Bedingungen die Anwendung : des Wassers - 
als Medium für das wachsende Organ methodische Vorteile bietet. 
Nachforschung in der Literatur ergab aber, daß bereits 
REINKE?) mit einem Apparat gearbeitet hat, der auf Anwendung 
des erwähnten Prinzips beruht. Seine Methode ist völlig un- 
beachtet geblieben. PFEFFER?) erwähnt sie nicht, obwohl er die 
Arbeit REINKEs anführt. In neueren Zusammenfassungen von 
VOUK’) und d wird die Arbeit schon nicht mehr zitiert, >. a. | 
E | KORLRAUSCH, F, Lehrb. d. poat Physik, 1l. As 11, hi 108. 
