416 A. TSCHIRCH: 
Gefüsse mit flachem Boden gebracht, und in die Lösung 1 cm tief 
dieke Streifen entfetteten Papiers eingetaucht, wie solche für die 
Milchanalyse (nach ADAMS) benutzt werden. Dieselben waren 5 cm 
breit, 18 cm lang und ziemlich 1 mm dick. In jedes Gefäss tauchten 
zwei isolierte Streifen. Sämtliche Streifen — es wurden stets 
mehrere Versuche gleichzeitig ausgeführt — hingen an einer gemein- 
samen Holzleiste, die seitlich an einem Stativ befestigt war. Die 
Papierstreifen blieben meist acht Stunden in der Flüssigkeit. Darauf 
wurden sie herausgehoben, getrocknet, in Zonen gemessen und durch 
Zerschneiden isoliert. ie am reinsten und am stärksten gelb- 
gefärbten Zonen wurden dann von neuem mit Alkohol extrahiert und 
das Aufsaugen wiederholt. Das Verfahren wurde solange wiederholt, 
bis ganz reine Zonen erhalten wurden. Diese wurden mit Alkohol 
extrahiert und für die Beobachtung benutzt. 
er verwendete Quarzspektrograph war der gleiche, wie ich ihn 
in der oben zitierten Abhandlung beschrieben habe, nur war die 
Camera umgebaut worden. Der Apparat erlaubte fünf Spektralbilder 
von 4 cm Höhe und 7 bis 10 cm Länge nach- und übereinander auf- 
zunehmen. Die FRAUNHOFER’schen Linien wurden von D bis T 
scharf erhalten. Die Länge des Collimatorrohres betrug 25 em, die 
des Auszuges der Camera 75 cm, gerechnet von der Objektivlinse 
bis zum Schnittpunkte der Plattenebene mit der optischen Achse. Der 
Abstand der Collimatorlinse betrug 6 cm, der der Objektivlinse 5,5 em, 
von der Achse des Prismas an gerechnet. Die Visierscheibe war zur 
optischen Achse um 43° genei 
Als Lichtquelle wurde wieder Sonnenlicht benutzt, welches ja 
den grossen Vorteil einer gleichzeitigen Ortsbestimmung durch die 
FRAUNHOFER’schen Linien besitzt. Dasselbe wurde von einem 
planen Argentanspiegel auf den Spalt des Collimatorrohres reflektiert. 
Zur Parallelisierung der Strahlen war vor dem Spalt eine Sammel- 
linse aus Quarz eingeschaltet. Versuche mit einem Auerbrenner, der 
an Stelle des Glaszylinders einen solchen aus Asbest mit seitlicher 
Öffnung besass, lieferten auch bei halbstündiger Beleuchtung keine 
guten Resultate. Ebenso haben wir auf das an ultravioletten Strahlen 
so reiche Magnesiumlicht Verzicht leisten müssen, obwohl Herr 
OTTENBERG einen sinnreichen Apparat konstruiert hatte, der mit Hilfe 
eines Uhrwerkes das Abrollen des Magnesiumbandes bei unveränderter 
Stellung der leuchtenden Stelle ermöglichte. Die in zahlreichen 
Gruppen auftretenden Metallbanden machten es unbrauchbar. 
Die verwendeten Quarzküvetten hatten einen Durchmesser von 
10 und von 5 mm. Es standen zwei vom Durchmesser von 10 mm 
und eine vom Durchmesser von 5 mm zur Verfügung, sodass Schichten- 
dicken von 5, 10, 15, 20 und 25 mm nacheinander EEE 
werden konnten. 
