190 J. BARANETZKY: 
25. J. Baranetzky: Ein neuer Registrirapparat. 
Mit Tafel XIII. 
Eingegangen am 14. Juni 1899. 
Nach dem Vorgang von SACHS werden schon seit längerer Zeit 
in der Pflanzenphysiologie Apparate angewendet, um den äusseren 
Gang verschiedener Processe automatisch zu registriren. Jeder Physio- 
loge weiss auch, wie grosse Dienste solche Apparate beim Erforschen 
einiger Processe, wie desjenigen des Wachsthums, des Saftausflusses 
schon geleistet haben. Die bisher angewendeten Registrirapparate 
sind aber nach einem Princip gebaut, welches erlaubt, nur geradlinige 
Bewegungen zu registriren; für die Bewegungen aber, welche in 
Kreislinien vor sich gehen — wie die periodischen Blattbewegungen 
oder die kreisförmigen Bewegungen der Stengelspitzen — sind dieselben 
nieht anwendbar. Und doch die ersten von diesen Bewegungen scheinen 
von sehr complieirter Natur zu sein und in hohem Grade von ver- 
schiedenen, sowohl äusseren Einflüssen, als auch inneren Zuständen 
abhängig zu sein. Soweit es aus den neueren Arbeiten von FISCHER, 
JOST und SCHWENDENER zu ersehen ist, bleibt wohl an diesen Er- 
scheinungen — ungeachtet so wichtiger Arbeiten wie derjenigen von 
PFEFFER — noch immer gar Manches aufzuklären. Dieser letztere 
Umstand hängt gewiss zum grossen Theile von den praktischen 
Schwierigkeiten ab, mit denen das genaue Verfolgen der periodischen 
Blattbewegungen verknüpft ist. Ist man darauf angewiesen, diese 
Bewegungen in gehörig kurzen Fristen direct zu messen, so müssen 
solche Tage und Nächte hindurch fortgesetzten Beobachtungen ausser- 
ordentlich mühsam und beschwerlich werden. Darum habe ich einen 
Apparat construirt, um die in kreisförmigen Bahnen vor sich gehenden 
Bewegungen automatisch zu registriren und bei dessen Construiren 
ich eben die periodischen Blattbewegungen hauptsächlich im Auge 
hatte. — 
Fig. 1 (Taf. XIII) zeigt den Registrirapparat selbst, Fig. 2 und 3 
eine Vorriehtung, welche die Bewegungen des Blattes dem ersteren mit- 
theilt. In Fig. 1 ist A eine Trommel, ca. 3 cm hoch und ca. 15 em im 
Durchmesser, auf die Axe a des Uhrwerkes aufgesetzt, welches in 
der Büchse B sich befindet. Das Uhrwerk, welches gut regulirt ist, 
ertheilt der Trommel eine volle Umdrehung in genau 24 Stunden. 
An B ist eine Metallplatte C angeschraubt, in deren Mitte die Säule D 
befestigt ist, welche einen vertical aufgestellten Rahmen Æ trägt, 
dessen offene Seite der Trommel zugekehrt und von derselben etwa 
