210 F. G. Kour: 
messer n, : n, im Verhältniss von 1:3, so wird der Zeiger auf der 
Scala um 12 mm verschoben; bei einer Entfernung meines Projections- 
schirmes vom Skioptikon von 4m betrug auf jenem der Weg des 
Zeigerbildes 480 mm, also fast !/, m; ist der Zeiger selbst in natura 
nur !/, em lang, so ist sein Bild 20 cm lang, man wird also auf eine 
erosse Entfernung hin sein Gleiten über di Bild der Scala deutlich 
erkennen kónnen. 
Bei der Demonstration von Néatuerangeti in Folge Wachs- 
thums empfiehlt es sich, die Durchmesser der beiden Nuthenrollen 
mehr von einander abweichen zu lassen. Wählt man beispielsweise 
das Verhältniss der Durchmesser 1:6, und wächst das Versuchsobject 
innerhalb einer Stunde nur 1 mm, so bewegt sich unter obigen Ver- 
hältnissen das Zeigerbild immer noch um 240 mm über die Scala. 
Hat die Glasscala in natura eine 2 mm Theilung, so erscheinen die 
Theilstriche auf der Projectionsfläche um 8 cm von einander entfernt, 
bei 1 mm Theilung um 4cm, und in letzterem Falle streicht der 
Zeiger auf dem Projeetionsschirm über 6 Theilstriche der Scala 
innerhalb einer Stunde hinweg. Durch die Wahl der Uebersetzungs- 
grösse zwischen den beiden Nuthenrollen n,n, kann man den Aus- 
schlag auf der Scala den jeweiligen Umständen beliebig anpassen; 
wenige Vorversuche klären hierüber auf, und man braucht sich nur 
das Rollenpaar ein für alle Mal für jeden Apparat (Tran-pirations- 
apparat, Wurzeldruckapparat ete.) zu bezeichnen, um bei Anwendung 
annähernd gleicher Objecte immer des Erfolges sicher zu sein. 
Ein photographisches Auxanometer. 
Wer öfters mit Auxanometern zu arbeiten in der Lage war, 
wird zugeben, dass sowohl die direct berussten Trommeln, als die 
mit berusstem Papier überzogenen, als auch die mit Schreibfedern 
beschriebenen Papiertrommeln ihre Schattenseiten haben. Die be- 
russten Flächen sind sehr empfindlich, und es ist recht unbequem, 
die erhaltenen Curven zu fixiren. Von den direct berussten Trommeln 
wird man schon der höchst schwierigen Ablesung und Aufbewahrung 
wegen wohl meist absehen, auch die berussten Papiere bieten dem 
Ablesen grosse Schwierigkeiten dar, weil man Orientirungslinien nieht 
leicht anbringen kann. Weit rationeller sind die mit Papier über- 
zogenen Trommeln, auf die die schwebende und anliegende Schreib- 
feder die Curve aufzeichnet. Hier kann man sich zum Ueberziehen 
der Trommeln des Coordinatenpapiers bedienen. Leider ist ein zeit- 
weises Versagen der Schreibvorrichtung nichts Seltenes. Auch bei 
Gebrauch von Glyeerin-Anilin-Tinte können kleine Unebenheiten auf 
dem Papier Veranlassung werden dafür, dass die Feder nieht weiter 
schreibt. Beim Aufstellen des Auxanometers im Freien können 
