Neuer Apparat zur Demonstration von Wachsthums-Erscheinungen. 211 
weiter Luftstrómungen den Tragfaden der Feder in leichte Schwingung 
bringen, die das eorrecte Weiterschreiben unterbrechen; eine minimale 
Torsion im Faden hat mitunter ein Abheben der Feder zur Folge, 
kurz, es haften den bisher gebräuchlichen Apparaten Mängel an, 
welche mitunter trotz sorgfältigster Aufstellung derselben den Erfolg 
unsicher machen. 
Ich bediene mich deshalb einer Vorrichtung, welche sehr zuver- 
lässig arbeitet und vorzügliche, dauerhafte Curvenbilder liefert. Dabei 
ist dieselbe höchst einfacher Construction. Die durch Uhrwerk U in 
beliebig rasche eontinuirliche oder intermittirende Umdrehungen ver- 
setzte Trommel wird mit Celluloidfilm überzogen, natürlich bei 
rothem Licht. Ueber die Trommel T (Fig. 5) stülpt man einen vier- 
eckigen Kasten, der auf einem von der Trommelachse durchsetzten 
Tragbrett ruht. (Das Tragbrett ist in der Fig. 5 der Einfachheit 
halber weg gelassen und der Kasten direct auf dem Uhrwerkgehäuse 
aufsitzend gezeichnet.) Damit das Aufsetzen dieses Kastens licht- 
dicht und immer in richtiger Stellung vor sich gehen kann, sind vier 
Leisten auf dem Tragbrett angebracht, an welche sich die unteren 
Ränder der Kastenseiten anlegen. In der einen Seitenwand des 
Kastens gleitet in einem Ausschnitt ein Schieber SS aus dünnem 
Metallblech (am besten Aluminium) oder aus Hartgummi, der etwa 
in der Mitte ein kleines Loch (1 mm im Durchmesser) hat und 
diesem gegenüber in einiger Entfernung ein elektrisches Glühlämp- 
chen L der kleinsten Sorte trägt, welches sich, fest vereinigt mit 
dem Schieber, mit diesem bewegt. Die lichtempfindliche Schicht 
des Film gleitet bei der Rotation der Trommel dicht hinter dem 
Schieber vorbei, denselben fast berührend. Der Schieber hängt an 
dem Faden oder Drath f, welcher entweder nur über eine Nuthen- 
rolle läuft und dessen anderes Ende am Scheitel der wachsenden 
Pflanze befestigt ist, oder es ist in bekannter Weise eine Ueber- 
setzung zur Vergrösserung des Ausschlages eingeschaltet. Dann ist 
der Schieber dureh ein Gewicht balaneirt. Die Anfangseinstellung 
des Schiebers wird so gewühlt, dass das Loch eben unter dem oberen 
Rande der Trommel steht (wie in Fig. 5), dann lässt man deren Ro- 
tation sofort beginnen. In Folge der Streekung der Versuchspflanze 
senkt sich der Schieber und das dureh das Loch einfallende Tages- 
licht oder, falls man bei schwachem Licht oder in Dunkelheit arbeitet, 
das Licht des Glühlümpehens malt die Wachsthumseurve auf die 
empfindliche Schicht des Film. Nach Beendigung des Versuchs ent- 
wickelt man die abgelösten Films und fixirt in bekannter Weise. 
Die ausgewaschenen und getrockneten Films, die auf glasklarem 
Grund die schwarze Curve zeigen, kann man auf Coordinatenpapier 
aufstecken, um an der Hand der durchscheinenden Linien resp. 
Quadrate die Ablesung vorzunehmen. Uebrigens kann man an Stelle 
