Investigaciones químicas 143 



cuarto de trabajo desde el día anterior, para que estén a la misma temperatura. Antes de toda 

 serie hay que hacer una determinación con agua normal, y ésta debe repetirse tantas veces como 

 sea necesario, según las variaciones de temperatura que se observen; en general bastan tres de- 

 terminaciones durante una mañana, y en muchos casos es suficiente que la determinación inicial 

 y final sea con agua normal. 



Correcciones. — Al describir la preparación de la solución de Nitrato de plata, ya hemos visto 

 que no resulta con la concentración teórica, sino que se admite cierta diferencia en más o en 

 menos; hay que tener en cuenta esta diferencia para corregir la lectura de la bureta. Esto es 

 práctica corriente en todo análisis volumétrico, pues en vez de preparar soluciones exactamente 

 normales, es más cómodo preparar soluciones muy aproximadas y calcular el llamado factor de 

 normalidad. Multiplicando la lectura de la bureta por el factor, se tiene el número de c. c, que 

 se hubieran gastado si la solución fuera exactamente normal. 



En los análisis volumétricos que exigen gran exactitud, hay que tener en cuenta la tempera- 

 tura a quí se opera y aquella a que están graduadas las vasijas, para corregir el cambio de volu- 

 men que experimentan por dilatación: análoga corrección debe hacerse a los volúmenes de los 

 líquidos empleados para reducirlos al que tendrían a la temperatura tipo. 



En este caso todas estas correcciones vienen englobadas en una, pues valorando continua- 

 mente la solución de Nitrato de plata con el agua normal y refiriéndose el Cl °/ 00 no al litro, 

 sino al kilogramo de agua, todas las variaciones debidas a la temperatura sobre la solución reac- 

 tivo, bureta y pipeta, vienen reducidas a un aumento o disminución de concentración de la so- 

 lución de Nitrato de plata, que se refleja en una variación de a, que es el dato que se toma para 

 el cálculo de la corrección. 



Para este cálculo tomemos los datos numéricos antes consignados. 



Título del agua normal. ... 19, 3 79 N 



Lectura de la bureta 1 9,425 A ' 



Según esto, a 19,425 = A hay que restarle 0,046 = a para obtener el valor exacto N; la co- 

 rrección por unidad será 



19,425 1 A i 

 o en general = — 



0,046 x a x 



x = 



a 



A N-a 



multiplicando x por la lectura de la bureta, tendremos la cantidad que hay que sumar o restar, 

 según que a sea positiva o negativa, de la misma pira obtener N 



N 



A + A ' =a(i + ^)-aLÍL_) 



N-a \ N - o / \ N — o / 



