puse puo pue petro 
Ein Thermostat für Klinostatenversuche. 133 
Calamität werden, wie ich gelegentlich meiner Versuche, Wurzeln 
zum Nachweise der geotropischen Spitzensensibilität in gebogene 
Glasróhrehen hineinwachsen zu lassen, zu meinem Nachtheile erfuhr. 
s ist aber auch eine dem Wachsthumsoptimum nahe gelegene 
Temperatur wünschenswerth, indem der Zeitgewinn, den man durch 
Anwendung hóherer constanter Temperaturen erzielt, oft so enorm 
ist. dass sich im Vergleiche zum Arbeiten bei Zimmertemperatur 
die zwei- bis dreifache Zahl von Versuchen in derselben Zeit an- 
stellen lässt. 
Wo es angeht, wird man daher die Klinostatenversuche in einem 
Wiürmezimmer aufstellen, oder sonst irgendwo, wo sich der ganze 
Apparat in möglichst gleichmässiger höherer Temperatur befindet. 
Ein grósserer Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft ist aber zu 
vermeiden, nachdem ein solcher die werthvollen Klinostatenwerke 
leicht beschädigen kann. 
ch suchte mir in anderer Weise zu helfen, indem ich für die 
auf dem Klinostaten rotirenden Objecte einen Thermostatenkasten in 
geeigneter Weise construiren liess. Diese Einrichtung hat den Vor- 
theil, überall ohne erhebliche Kosten anwendbar zu sein; der Apparat 
lässt sich allenthalben aufstellen, und das Uhrwerk des Klinostaten 
braucht nie in Bedingungen versetzt zu werden, welche Schaden 
bringen könnten. Der Thermostat ist dem bekannten und in 
botanischen Instituten allgemein verbreiteten PFEFFER’schen Klino- 
staten angepasst, und seine Einrichtung und der Gebrauch wird durch 
die beiden beigegebenen Abbildungen hinreichend erläutert. 
Der Apparat besteht aus einem Metallkasten als Sturz und aus 
einer viereckigen Sandbadplatte, die auf 4 Füssen ruht und auf 
welche der Sturz aufgestülpt wird. Das eiserne als Sandbad dienende 
Untergestell ist durch Stellschrauben in den Stand gesetzt, in genau 
horizontaler Ebene in bestimmter Hóhe eingestellt zu werden. Es 
wird auf seiner Platte mit Sand beschickt. 
Der Thermostatkasten ist aus Kupfer gefertigt, aussen mit Asbest 
bekleidet und oben in der üblichen Weise mit Thermometer und 
Thermoregulator ausgerüstet. Es sind ferner zwei Handhaben zum 
Emporheben des Sturzes vorhanden, überdies zwei metallene Ver- 
bindungsstücke für die Schläuche des Quecksilberregulators, eine 
praktische Einrichtung, um unnütze Zerrungen an den Regulator- 
schläuchen beim Handhaben des Kastens zu vermeiden. 
Zur Aufnahme der Axe des Klinostaten dient ein in beiden 
Seitenflàchen des. Kastens amgebrachter Schlitz von hinreichender 
Breite, welcher in iger Rundung endigt. Ist der Kasten 
über die Klinostatenaxe gestülpt worden, so bleibt natürlich der 
Sehlitz unterhalb der Axe noch offen. Derselbe wird durch die in 
Fig. 2 sichtbare Schiebervorrichtung verschlossen. Unmittelbar unter 
30° 
