134 F. CZAPEK: Ein Thermostat für Klinostatenversuche. 
die Àxe wird ein rechteckiges Verschlussstück, das in einer verticalen 
Führung läuft und an der oberen Kante einen halbkreisförmigen 
Ausschnitt für die Klinostatenaxe besitzt, eingelassen. Dasselbe 
wird mittelst einer Metallspange und mit zwei an dem Kasten selbst 
befestigten Schrauben so fixirt, dass die Axe in einer eben hin- 
reichend grossen kreisfórmigen Bohrung durchläuft. Der noch ver- 
bleibende untere Theil des Schlitzes wird durch einen seitlich an- 
gebrachten, in horizontaler Führung laufenden Schieber hermetisch 
verschlossen. Diese Verschlusseinrichtung gestattet ein sehr rasches, 
mit zwei Handgriffen zu vollendendes Oeffnen und Schliessen des 
Kastenschlitzes, wodurch ein Abheben und Aufsetzen des Kastens zu 
einer rasch vorzunehmenden Operation wird. Nach Zurückschieben 
des horizontalen unteren Schiebers und Lockern der Schrauben fällt 
das obere Verschlussstück von selbst herab, und der Kasten kann ab- 
gehoben werden. Die Bohrung für die Axe ist mit Asbest gedichtet. 
Selbstverständlich muss die Axe darin vollständig frei laufen, so dass 
der Reibungswiderstand an den Rändern minimal ist. Zur genauen 
Centrirung der Axe in der Bohrung dienen die vier Stellschrauben 
des Sandbadgestelles. Als Heizvorrichtung dient ein kleiner regulir- 
barer Brenner, welcher im Thermostatkasten binnen 10—15 Minuten 
eine Temperatur von 28—30° C. herstellt 
Auch nach vorübergehendem Abheben des Kastens ist die 
Temperatur in sehr kurzer Zeit wieder auf den ursprünglichen Stand 
eingestellt. Hierbei wirkt der Sand als sehr gut funetionirender 
Wärmeregulator. 
Die Grössendimensionen sind so gewählt, dass der Glaseylinder 
des PFEFFER'schen Klinostaten bequem untergebracht ist und die 
ganze Axenlünge voll ausgenützt wird. 
Der Apparat funetionirt mit derjenigen Genauigkeit, die über- 
haupt bei solchen Einriehtungen verlangt werden kann. Ist der 
Regulator auf 29? eingestellt, so emer sich die Schwankungen 
in Zeiträumen von 2—3 Tagen innerhalb der Grenzen von 1° 
Hierbei muss ich bemerken, dass in meinem Labesateriege die 
Thermostaten eine eigene Gasleitung mit separatem kleinen Gas- 
messer besitzen. Diese Einrichtung war dadurch nothwendig ge- 
worden, weil die Hauptleitung des Gebäudes Nachts abgesperrt bleibt. 
Die Separation hat jedoch den grossen Vortheil, dass die Schwan- 
kungen im Gasdrucke hier viel geringere sind, als im Anschlusse an 
die allgemeine Leitung des Gebäudes. 
Der Apparat liesse sich auch ohne Benutzung des Glaseylinders 
für grössere Objecte als dunkler dampfgesättigter Raum mit con- 
stanter höherer Temperatur verwenden, wenn man statt Sandfüllung 
Wasser in der eisernen Tasse als Absperrung dienen lässt. 
Für Objeete, die während der Rotation beleuchtet bleiben sollen, 
