36 
zeitig verschoben wird. Solche Verschiebungen sind aber zu vermeiden, 
da sie leicht einen Bruch der Glasnadel herbeiführen können. Wenn 
man mit ganz feinen Glasnadeln an den Lymphgefäßen der Eingeweide, 
der Mucosa oder an Leichenteilen Neugeborener arbeitet, so empfindet 
man die Schwierigkeit der Oeffnung und Schließung des Hahnes ganz 
besonders: fortwährend ist man der Gefahr ausgesetzt, infolge der 
dem Hahn zu gebenden seitlichen Bewegungen die Capillarnadel zer- 
splittern zu sehen. 
Um diesem Uebelstande, der für Jeden, der mit Lymphgefäßen 
zu arbeiten beginnt, sehr entmutigend ist, abzuhelfen, haben wir uns 
nach eigener Idee einen Hahn fertigen lassen, 
Big: 1. wie ihn die nebenstehende Abbildung darstellt 
(Fig. 1). | 
’ Es handelt sich um eine sehr geringfügige 
Abänderung des Sappry’schen Apparates; man 
braucht nur den Hebel, der den Sappry’schen 
Hahn in Bewegung setzt, rechtwinklig umbiegen zu 
lassen, um die von uns erprobte und hier empfohlene 
Construction zu erhalten. 
Die Vorteile, welche diese Abänderung bie 
tet, sind folgende: 
1) Die Caniile wird nicht mehr mit Daumen 
und Mittelfinger gefaßt, sondern mit der gan- 
zen Hand, wodurch der Apparat sicherer in der 
Hand ruht. 
2) Die zum Auf- und Zudrehen des Hahnes 
erforderlichen Bewegungen führt nicht mehr der Zeigefinger, son- 
dern der Daumen aus, welcher in ganz natürlicher Haltung auf der 
leicht gerieften oberen Fläche des rechtwinklig umgebogenen Hebelarmes 
(a, Fig. 1) ruht. Hierdurch wird eine sehr allmähliche und sehr leicht 
ausführbare Bewegung gewährleistet, welche nicht zu Erschütterungen 
und Verschiebungen des Apparates führt. Bei Benutzung eines der- 
artigen Hahnes konnten wir Stunden lang mit einer einzigen, sehr 
feinen Glasnadel arbeiten. 
3) Diese Modification ändert in keiner Weise das mechanische 
Princip des Sappry’schen Hahnes. Thatsächlich ist durch die Anlage 
und Feststellung des Hahnstöpsels bei diesem umgeänderten Hahn ein 
vollkommenes Schließen und eine leichte Bewegungsfähigkeit gesichert !). 
1) Der Hahn muß ganz aus Stahl oder wenigstens aus reinem 
Nickel gearbeitet sein. 
