31 
Bei einem so construirten Hahne bietet die Anwendung des 
eigentlichen Injectionsapparates keine Schwierigkeiten mehr. Jeder 
kann ohne längere vorherige Uebung an die Bearbeitung der Lymph- 
gefäße herantreten; allerdings hat er immer noch die sonstigen mit 
der Injection der Lymphgefäße verbundenen Schwierigkeiten zu über- 
winden, Schwierigkeiten, die freilich, wie jeder in der Sache Erfahrene 
weiß, nicht unerheblich sind. 
Auch hinsichtlich des Flüssigkeitsbehälters haben wir 
an dem Apparate eine Veränderung vorgenommen. Der Behälter 
des SAPPEY’schen Apparates besteht in einem undurchsichtigen Kasten 
aus Horn; wir haben einen solchen aus durchsichtigem Celluloid her- 
stellen lassen. Diese Modification bietet den Vorteil, daß man jeder- 
zeit deutlich sehen kann, wieviel Quecksilber der Behälter noch ent- 
halt. Auf diese Weise wird eine genaue Controle darüber ermög- 
licht, daß bei einer bestimmten Höhe des 
Behälters der Druck der gleiche bleibt. Die Benz 
genaue Kenntnis des Druckes, mit welchem 
man arbeitet, sowie der Höhe des für die 
verschiedenen Objecte angemessenen Druckes 
ist für die Technik der Lymphgefäß-Injection 
von außerordentlicher Bedeutung. 
Das Rohr, welches den Behälter mit dem 
Canülenapparate verbindet, hat eine Länge von 
1,50 m; es besteht aus grauem Kautschuk, 
die Stärke seiner Wandung beträgt 5 mm, 
der Durchmesser seines Lumens ebenfalls 
5 mm; hierdurch ist die Möglichkeit der Ver- 
wendung kleiner Quecksilbermengen gegeben. 
Der Lichtungsdurchmesser des für die 
Anbringung der Glascanülen bestimmten An- 
satzstückes (b Fig. 1) ist kleiner als bei dem 
SAPPEY’SChen Apparat; ein Vorteil insofern, 
als man auf diese Weise dünnere Glasröhren 
verwenden und infolgedessen feinere Nadeln 
erzielen kann, was für die Injection der Lymph- 
bahnen zarter Membranen von großer Wichtig- 
keit ist. 
Bei der Herrichtung der Glascanülen, die 
als Injectionsnadeln dienen sollen, wandten 
wir mit bestem Erfolge nachstehendes Ver- 
fahren an: 
