ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 1003 



Réfràctomètre de m. A. Dupré. Appareil pour mesurer les indices 



DE RÉFRACTION DES LIQUIDES OU DES GAZ, CONSTRUIT POUR LE LABORA- 

 TOIRE MUNICIPAL DE Paris, par M. Ph. Pellin. [Journ. de phys., 

 26 série, t. VIII^ p. 4ii, 1889.) 



Deux prismes exactement de même angle (A=: 60") sont dispo- 

 sés en sens inverse de façon à ce que leurs faces internes et ex- 

 ternes soient parallèles. L'un des prismes est en crown, l'autre 

 est un prisme creux contenant le liquide étudié. Un collimateur 

 à fente éclairée par la lumière monochromatique du sodium four- 

 nit le faisceau qui traverse le système des deux prismes et tombe 

 ensuite dans une lunette à réticule pouvant se déplacer angu- 

 lairement sur un cercle gradué. L'appareil est disposé de façon que 

 l'angle d'émergence à la sortie du prisme le moins réfringent soit 

 nul. Une formule très simple donne alors l'indice de réfraction 

 du liquide d'après la mesure de la déviation § donnée par l'en- 

 semble des deux prismes, l'indice connu du prisme de crown et 

 la valeur exacte de l'angle des prismes. 



Réfràctomètre a lentille pour liquide, par M. N. Piltschikoff. 

 [Journ. de phys., 2* série, t. VIII, p. 4*6, 1889.) 



Quelques gouttes du liquide étudié sont placées dans un mé- 

 nisque creux en crown et recouvert par une lame de verre à faces 

 parallèles; le liquide forme ainsi une lentille plan-convexe qu'on 

 introduit devant un collimateur, portant dans son plan focal un 

 écran percé de fentes éclairées par une lumière monochromatique, 

 La lentille liquide donne une image de l'écran qu'on reçoit sur un 

 verre dépoli mobile qu'on déplace jusqu'à voir une image parfai- 

 tement nette (celle-ci est regardée avec une forte loupe). Au moyen 

 de tables faciles à calculer, on obtient l'indice du liquide d'après 

 la position de l'écran. Un dispositif permet de chauffer jusqu'à 

 iSo** le liquide si l'on veut étudier l'indice pour différentes tem- 

 pératures. 



