370 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



Une couche plane indéfinie, attirante, d'épaisseur e et de den- 

 sité p, exerce sur une masse m une action égaie à 



/= âTTpKem. 



La méthode devient bonne si/ est mesuré avec précision. M. Ber- 

 get utilise le gravimètre à hydrogène de M. Mascart, décrit dans 

 cette Revue [Comptes rendus, \. CXVI, p. i63; 1893). Les variations 

 de niveau du mercure étaient observées par le déplacement des 

 franges d'interférences produites entre la surface du mercure et 

 une lame de verre à faces parallèles (l'appareil a été construit par 

 M. Chabaud). La couche plane variable était le niveau d'un lac de 

 32 hectares situé dans le duché de Luxembourg (Belgique); une 

 vanne de fond permettait de faire baisser le niveau de 1 mètre 

 en quelques heures. On a trouvé ainsi 



K = 6,8o.io-8. 

 D'où la valeur D ^= 5,/n de la densité moyenne de la terre. 



SUB LA REALISATION DES TEMPERATURES CONSTANTES, par M. GoUY. 



[Comptes rendus, t. CXVII, p. 2o5;i893.) 



M. Gouy demande , à propos de l'expérience précédente, quelles 

 sont les précautions prises pour maintenir constante la température 

 de la colonne de mercure. Il énonce qu'une variation de ^^^^^^^^ 

 de degré peut produire des déplacements de franges de l'ordre de 

 ceux que M. Berget attribue à la baisse du niveau du lac. Les 

 recherches de M. Gouy sur les températures constantes n'ont en- 

 core atteint comme degré d'approximation que jq^^, ^t il serait 

 désirable que M. Berget publiât les moyens employés dans ce but. 



De L influence du glissement de L arête du couteau SUR LE PLAN DE 

 SUSPENSION DANS LES OBSERVATIONS DU PENDULE, par M. DeFFORGES. 



[Journal de physique, 3'' série, t. II, p. 193.) 



Les résultats des observations faites avec le pendule présentent 

 un écart systématique que ne pouvaient expliquer les causes d'er- 



