ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE. 371 



reur connues jusqu'à présent. Cet écart tient à la -déformation du 

 support par la pénétration du couteau et au glissement du couteau 

 dans la rainure ainsi creusée. L'existence de cette déformation et 

 de ce glissement a été mise en évidence par Tobservation directe 

 au microscope. La grandeur du glissement a été mesurée en obser- 

 vant des franges d'interférence. Ces franges se produisai^ent entre 

 deux glaces, l'une fixée au support du pendule, l'autre à une four- 

 chette embrassant le pendule et s'appuyant sur l'arête du couteau 

 de chaque côté des plans de suspension. Cette fourchette est sus- 

 pendue à un fil très fin, attaché à une colonne fixe portée par le 

 support, et elle tend à basculer du côté qui porte la glace, mais 

 très légèrement. De cette manière, elle suit tout déplacement la- 

 téral du couteau, mais reste immobile quand l'arête roule simple- 

 ment sur les plans d'acier formant ses deux bras. Les nombres 

 trouvés expérimentalement concordent avec ceux que donne le 

 calcul. La correction due à ce glissement est proportionnelle au 

 poids du pendule et inversement proportionnelle à sa longueur. 

 Ce glissement explique aussi la différence entre les deux coeffi- 

 cients d'élasticité statique et dynamique du support. 



Rapport sur un mémoire de M. Defforges ayant pour titre : ^^Sur 



LA distribution DE L INTENSITE DE LA PESANTEUR À LA SURFACE DU 



GLOBEv, par M. F. Tisserand. [Comptes rendus , t. CXVII, p. 867; 



1893.) 



Ce rapport signale à l'attention de M. le Ministre de la guerre 

 le mémoire de M. Defforges qui donne : 1° la mesure de l'intensité 

 absolue de la pesanteur dans un petit nombre de stations fonda- 

 mentales : cette méthode a déjà été couronnée; 2° la mesure de 

 l'intensité relative (par rapport aux stations fondamentales) dans de 

 nombreuses stations secondaires; elle est obtenue avec le pendule 

 réversible inversabïe, oscillant dans le vide; cet instrument fournit 

 l'approximation de .^(^^^^^^q^j avec la plus grande facilité; c'est réelle- 

 ment l'appareil pratique pour les stations lointaines. Les conclu- 

 sions importantes tirées des mesures faites dans trente-cinq stations 

 montrent que la pesanteur observée est plus grande que la pesanteur 

 calculée, l'éduite au niveau de la mer, sur les bords de la Méditer- 



