ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE. 373 



vert est cylindrique , le tube fermé est renflé cylindriquemént à la 

 partie inférieure et est prolongé par un tube étroit cylindrique, 

 de capacité beaucoup plus faible. Le mercure se déplace dans la 

 branche large aux faibles pressions et atteint la branche étroite aux 

 fortes pressions. Ainsi , à 9 atmosphères , le niveau du mercure est 

 à la même hauteur dans les deux branches, celui de la branche 

 fermée étant à la base du tube étroit. La sensibilité de l'appareil 

 est manifeste , puisque le volume sera réduit de moitié pour une 

 pression de Zio atmosphères. La graduation peut être faite soit par 

 comparaison, en utilisant les résultats de M. Amagat, soit enfin 

 à Taide d'un procédé particulier que l'auteur se réserve de publier 

 plus tard. 



Sur vn appareil manometrique d^une grande sensibilité ^ 

 par M. ViLLARD. (Comptes rendus, t. GXVl, p. 1187; 1898.) 



Cet appareil permet de maintenir constante la pression à me- 

 surer, et donne le -^ d'atmosphère à 5o atmosphères. Il est con- 

 stitué par un tube eu U de faible diamètre (2 millimètres environ) 

 aux extrémités duquel sont soudés, d'un côté, un réservoir cylin- 

 drique large et fermé, de l'autre un réservoir large aussi, auquel 

 est fixé un tube destiné à être mis en communication avec l'en- 

 ceinte à étudier. On remplit l'appareil de tout juste autant de mer- 

 cure que peut en contenir la partie étroite de l'une des branches. 

 Le remplissage est automatique. Il suffit de mettre le tube de com- 

 munication en rapport avec un récipient de gaz comprimé; le 

 mercure est refoulé dans le réservoir, dont il n'occupe qu'une faible 

 partie, le gaz pénètre dans celui-ci. Une légère détente permet au 

 mercure de redescendre dans le tube étroit. On peut se rendre 

 compte qu'ainsi une légère variation de pression est marquée par 

 une grande variation dans la position des niveaux du mercure dans 

 les portions étroites du tube. 



Sur le degré de précision quon peut atteindre dans les observa- 

 tions actinomÉtriques , par M. R. Savélirf. [Ann. de chimie et de 

 physique, 6'' série, t. XXVIII, p. 396.) 



M. Savélief critique les conclusions formulées par M. Chwolson 



