382 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



laume [Traité pratique de thermométrie de précision, p. l'dli et 167). 

 Il opère avec un thermomètre en verre vert Guilbert Martin, de 

 85 centimètres de longueur et gradué entre — âÔ** et -|- 5oo°, la 

 longueur de 1 degré correspondant à 1""^ 1x8. Pendant le recuit, le 

 réservoir et la partie inférieure de la tige étaient chauffés unifor- 

 mément à la température du soufre en ébullition (/i/i5°), mais la 

 partie supérieure du tube thermométrique émergeait de l'appareil 

 et restait à peu près à la température de l'atmosphère. De cette 

 façon, dans les parties /ioo°-5oo°, une bulle de mercure pouvait 

 servir à jauger les portions chauffées de la capacité. Ainsi conduite, 

 l'expérience donne les résultats suivants : i'' Si l'on considère un 

 thermomètre chauffe uniformément dans toutes ses parties, la ca- 

 pacité de la tige diminue dans la même proportion que le volume 

 du réservoir; 2° à la diminution de capacité du canal thermomé- 

 trique correspond un raccourcissement proportionnel dans la lon- 

 gueur de la tige; 3° si l'on adopte, d'après M. Benoît, o,oooo2i552 

 pour coefficient de dilatation cubique du verre vert, ce coefficient 

 devient environ 0,00002096 après un recuit ayant élevé le zéro 

 de 26^,2. 



Mémoires sur l'élasticité et la dilatabilité des fluides jusqu^avj 

 TRES HAUTES PRESSIONS. [Ann. de chimie et de physique, 6" série, 

 t. XXIX, p. 68.) — Sur le maximum de densité et les lois re- 

 latives 1 LA COMPRESSIBILITÉ ET 1 LA DILATATION DE LEAU. {Jourual 



de physique, 2'' série, t. 11, p. ^^9.) — Dilatation et compres- 

 siBiLiTÉ DE LEAU, par M. E.-H. Amagat. [Comptes rendus , t. CXVf, 



p. il.) 



Les mémoires publiés dans les Annales sont un résumé des re- 

 cherches persévérantes auxquelles M. Amagat s'est voué depuis 1 881 

 sur l'élasticité et la dilatabilité des fluides. L'auteur décrit les mé- 

 thodes expérimentales qu'il a employées et donne une idée de l'en- 

 semble des résultats qu'il a obtenus. 



Les fluides qu'il a étudiés étaient renfermés dans des piézomètres 

 en verre; ces piézomètres étaient placés dans un bloc d'acier très 

 résistant, contenant du mercure au fond et de l'eau par-dessus : on 

 produisait la pression en injectant de l'eau dans le bloc, de sorte 

 que le tube était également pressé à l'intérieur et à l'extérieur. Au 



