ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE. 383 



moment des mesures, on faisait varier la pression^ d'une manière 

 continue en enfonçant plus ou moins dans le cylindre d'acier un 

 piston mû par une vis' qui traversait un écrou fixé dans la partie 

 supérieure du cylindre. Aux températures inférieures à ho°, le ni- 

 veau du mercure était déterminé par la méthode des contacts élec- 

 triques ; le tube était jaugé par cette même méthode. Aux tempéra- 

 tures plus élevées de 5o" à 3 60°, le cylindre d'acier était surmonté 

 d'une croix en acier forgé. Le bras horizontal de cette croix était 

 percé d'un canal fermé à ses extrémités par des cylindres de crown 

 ou de quartz convenablement mastiqués. Une vis placée à la partie 

 supérieure de la croix permet de monter ou de descendre le tube, 

 de façon à amener successivement chacune des divisions marquées 

 sur sa surface vis-à-vis du canal à travers lequel on peut les viser 

 avec une lunette. En comprimant, on fait affleurer le mercure à la 

 division visée. 



Pour mesurer les pressions, M. Amagat emploie un manomètre 

 genre Desgoffes; pour maintenir l'étanchéité sous les pressions con- 

 sidérables, il augmente l'épaisseur du piston large et injecte entre 

 le piston et le mercure de l'huile de ricin, qui filtrait très lente- 

 ment entre le piston et la paroi; le petit piston était entouré de 

 mélasse qui jouait le même rôle que l'huile. Voici les principaux 

 résultats de ces recherches. 



En ce qui concerne les gaz, les isothermes en fonction de pv et 

 de p ne se transforment pas au delà de leur ordonnée minima en 

 lignes droites, comme on l'avait cru d'abord, mais présentent en- 

 core une faible concavité vers l'axe des p. 



Le coefficient - -r de dilatation sous pression constante croît 



d'abord quand la pression augmente et passe par un maximum , qui 

 a lieu sous une pression d'autant plus forte que la température est 

 plus élevée; cependant celte pression reste toujours inférieure à 

 celle qui correspond au minimum de pv. 



Pour une même pression, ce coefficient augmente avec la tem- 

 pérature et passe encore par un maximum : ce maximum se produit 

 à une température d'autant plus élevée et est d'autant moins accusé 

 que la pression est plus forte. 



Le coefficient B = -t^ croît rapidement quand la pression initiale 



croît et varie peu avec la température; /3 = -j^ augmente d'abord 



Rkvuiî des trav. scient. — T. XIV, n" 5. a-y 



