390 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



charge de la A^apeur franchissant le premier orifice convergent du 

 rhéostat biconique, on a 



7rQ= 3,600 moû\/'ighçOç^=^ i^^gi s/^zs^^ 



\/'hz^Q étant mesuré par les écarts d'un troisième levier, assujetti 

 au point de croisement de deux leviers qui meuvent h et 'sr^ , qui 

 actionne l'enregistreur et le totalisateur. 



Seuls, les coefficients de la formule théorique initiale doivent 

 être modifiés. Si la vapeur est humide ou surchauffée , le facteur de 

 t^Q subit une modification. L'indication du compteur est inférieure 

 ou supérieure au débit expérimental. Mais la connaissance de cette 

 différence définit fort exactement la qualité de la vapeur employée. 

 Si l'on admet que , dans la vapeur humide , l'eau se répartit dans la 

 masse entière sous forme de brouillard et que la densité suit la loi 

 de Gay-Lussac, le poids d'un mètre cube d'une vapeur contenant 

 une masse x d'eau est 



ty' == ■ ; — r-TTT- = — ^ -h £ (s néfflioeable ) ; 



si elle est surchauffée à ty degrés, on a 



H 1 4- at. 



tTTn =^'ZSr 



Si IIq, njj, 11'^ sont les débits calculés et expérimentaux, on a 



D'oii X ou ty suivant le cas. Le compteur piézométrique peut 

 donc permettre la recherche des qualités d'une vapeur industrielle. 



Svn LA LOI GÉNÉRALE ET LES FORMULES DE L ECOULEMENT DE LA VAPEUR 



-d'eau saturée, par M. H. Parenty. [Comptes rendus, t. CXVI, 

 p. 1 120; 1898.) 



L'auteur applique le compteur de vapeur à la détermination des 

 lois encore inconnues de l'écoulement de la vapeur d'eau à travers 



