636 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



déperdition de Télectricité négative par la surface d'un conducteur 

 poli : un verre rouge foncé annule presque cette décharge. 



On peut réaliser Texpérience suivante : l'armature intérieure 

 d'une bouteille de Leyde chargée négativement est en regard, à 

 5o centimètres environ d'un plateau d'aluminium poli qui est en 

 communication métallique avec la feuille d'or d'un électroscope à 

 décharges de Gaugain. 



Les armatures extérieures de l'électroscope et de la bouteille 

 sont réunies par un corps conducteur. Le flux d'électricité se rend 

 du bouton au disque en suivant les lignes de force qui aboutissent 

 au disque poli et éclairé. Son passage est mis en évidence par le 

 déplacement de la feuille d'or de l'électroscope. 



Le bismuth, contrairement aux autres métaux, présente dans 

 les mêmes conditions que précédemment une notable déperdition 

 dans l'obscurité; cette propriété n'est spéciale d'ailleurs qu'à deux 

 échantillons sur cinq que possède l'auteur. Il semble en résulter 

 la démonstration de l'influence particulière de la surface sur la 

 déperdition de l'électricité. 



Sur l^emploi des condensateums a anneau de garde et les électro- 

 mètres ABSOLUS, par M. P. Curie. (Journal de physique, 3® série, 

 t. II, p. 265; 1893.) 



Le condensateur à anneau de garde peut être utilisé en réunis- 

 sa^nt la partie centrale de l'armature avec une source à potentiel V, 

 tandis que l'anneau de garde est réuni au sol. L'autre armature, 

 qui est très bien isolée par des cales de quartz parallèles, est en 

 relation avec les appareils de mesure. Cette disposition donne, avec 

 une correction petite , qu'on peut évaluer dans une étude préalable , 

 les mêmes forces d'attraction que si les liaisons avec l'extérieur des 

 deux armatures étaient interverties (ce qui constitue le cas ordi- 

 nairement utilisé). Il serait intéressant, pour se servir de cet appa- 

 reil comme électromètre absolu , de suspendre le plateau supérieur 

 à une balance dont on pourrait faire varier la sensibilité , et les dé- 

 terminations seraient beaucoup plus précises que celles faites avec 

 un ressort. Une disposition analogue pourrait être employée avec 

 l'électromètre sphérique de M. Lippmann. Il faudrait surmonter les 

 grosses difficultés pratiques que l'on rencontre dans sa construc- 



