ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE. 655 



On peut mesurer les puissances partielles à Taide des méthodes 

 connues et faire la somme algébrique des résultats. 



Le choix du point M ne doit modifier en rien les valeurs rela- 

 tives des potentiels v^, v^^, ... et v, ainsi que la répartition des 

 courants. Si le point M est sur le réseau, on peut employer un 

 électromètre, à condition d'intercaler dans tous les conducteurs 

 restants une résistance équivalente à celle introduite par Télèctro- 

 mètre sur un des conducteurs. On peut introduire un watt-mètre 

 à deux bobines du type Zipernowsky. On évite l'effet de la dériva- 

 tion qu'introduit ce dispositif en utilisant , comme pour les courants 

 alternatifs simples , une résistance morte assez grande pour que le 

 courant dérivé soit très faible à côté de ceux sur lesquels il se 

 greffe. 



On peut obtenir le même résultat en établissant , entre les bornes 

 et un point quelconque M, n circuits AM, BM, . . ., formés cha- 

 cun d'une même résistance morte considérable M, 



Oscillographes : Nouveaux appareils pour l'étude des oscillations 

 ÉLECTRIQUES LENTES, par M. Blondel. (Comptes rendus, t. GXVI, 

 p. 5o2; 1898.) 



Il s'agit de réaliser des instruments dont la partie mobile oscille 

 suivant la loi même de variation du courant qui la traverse; on 

 peut alors, à l'aide des méthodes de composition optique connues, 

 traduire ce mouvement oscillatoire sous forme d'une courbe pério- 

 dique qu'on enregistre photographiquement. L'instrument doit avoir 

 une période d'oscillation au moins vingt fois plus courte que celle 

 du courant, ne présenter aucune self-induction, aucun phénomène 

 d'hystérésis ou de courants de Foucault. Il doit présenter un faible 

 amortissement et avoir une grande sensibilité. L'auteur remplit ces 

 conditions en partie, en disposant entre les pôles N. et S. de l'ai- 

 mant ou de l'électro-aimant deux plaques P, P en fer doux, décou- 

 pées en forme de V, de façon à augmenter le champ magnétique 

 entre leurs extrémités. Entre ces deux plaques existe un intervalle 

 de 3 à 4 millimètres , dans lequel on place un petit barreau de fer 

 doux de 3 à 3 millimètres seulement de largeur, et d'épaisseur un 

 peu inférieure à celle des extrémités des pièces polaires, qui est de 

 * millimètre à 2 millimètres. Ce petit barreau porte le miroir : on 



