﻿ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 



209 



Sur l'emploi des condensateurs a anneau de garde et des électro- 

 mètres absolus, par M. P. Curie. [Comptes rendus de VAcad. des 

 sciences, t. CXV, p. 1068, 1892.) 



MM J. et P. Curie se sont servis, depuis i883, d'un condensa- 

 teur à anneau de garde, formé de deux plaques de verre argen- 

 tées P et P' séparées par trois cales de quartz. L'argenture de la 

 face intérieure d'un des plateaux P r est divisée en une portion 

 centrale et un anneau de garde, par un trait circulaire de quelques 

 dixièmes de millimètres de largeur tracé dans l'argenture. 



Quand on porte le plateau P à un potentiel V, l'anneau de 

 garde étant à terre, et qu'on mesure la quantité d'électricité 

 nécessaire pour maintenir au potentiel zéro la portion centrale 

 de P', on a à craindre le défaut d'isolement dû sillon. Malgré la 

 distribution différente des lignes de force, il revient au même de 

 charger au potentiel V la portion centrale de P', en maintenant 

 l'anneau de garde à terre, et de mesurer l'électricité à fournir à 

 P pour qu'il reste au potentiel zéro. La quantité d'électricité 

 fournie conserve la même valeur, et l'on n'a plus à craindre le 

 défaut d'isolement du sillon. 



Un artifice analogue peut être appliqué à l'électromètre absolu 

 à anneau de garde. Au lieu d'employer la méthode ordinaire, on 

 peut charger la portion centrale du plateau P', en laissant au sol 

 l'anneau de garde et le plateau P, et mesurer l'attraction exercée 

 sur le plateau P. Cette attraction F 4 diffère peu de l'attraction 9 

 exercée sur la portion centrale du plateau P' dans la méthode 

 ordinaire. Il existe entre elles la relation : 



F 1 + F 2 ~/'=2 ? . 



F 2 est l'attraction exercée quand le plateau P est au potentiel zéro 

 et P' tout entier au potentiel V; /'est l'attraction exercée quand 

 l'anneau de garde est seul au potentiel V, le reste étant à la terre. 

 Trois mesures préalables peuvent donner F,, F, et /', et par suite 

 — F r Cette manière d'opérer comporterait l'emploi d'une ba- 

 lance munie d'un microscope, à laquelle serait suspendu le pla- 

 teau P. 



Le même principe peut être appliqué aux autres électromètres 

 absolus, notamment à celui de M. Lippmann. 



