﻿210 



REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



Sur une nouvelle détermination du rapport s entre les unités C.C-S. 



ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES ET ÉLECTRO-STATIQUES, par M. H. ArRADAM. 



(Comptes rendus de VAcad. des sciences, t. CXIV, p. i355, 1892.) 



— Sur un condensateur étalon. (Ibid., t. CXIV, p. 654, 1892.) 



— Sur une nouvelle détermination du rapport?; entre les unités 

 G. G. S. électro-magnétiques et électro statiques, par M. H. 

 Abraham. (Annales de chimie et de physique, 6 e série, t. XXVII, 

 p. 433 ; Journal de physique, 3 e série, t. I, p. 36 l, 1892 ; 

 Thèse de la Faculté des sciences de Paris, 3o juin 1892.) 



Dans cet important mémoire, M. Abraham commence par ex- 

 poser et discuter les méthodes déjà employées à la mesure du 

 rapport v, nombre d'unités électrostatiques contenues dans l'unité 

 électromagnétique de quantité d'électricité. 



Les méthodes basées sur les mesures de charges exigent des 

 déterminations nombreuses, dont chacune apporte sa cause d'er- 

 reur. L'auteur évalue au^la précision qu'elles comportent. 



M. Pellat paraît avoir atteint le maximum de précision dans 

 les méthodes basées sur des mesures de forces électrornotrices. 

 Il évalue lui-même à ^ cette précision dont la limite est prin- 

 cipalement déterminée par la mesure de la constante de l'électro- 

 mètre absolu. 



La méthode des mesures d'intensité n'est représentée que par 

 quelques expériences anciennes de M. Branly. La méthode des 

 mesures de résistance a été employée dans une partie de ses expé- 

 riences par M. Klemencic, qui la regarde lui-même comme moins 

 précise que la méthode basée sur les mesures de capacité. Cette 

 dernière méthode est celle qui a été le plus employée. La mesure 

 électro-magnétique des capacités peut être faite de trois manières : 



i° En mesurant le courant de décharge avec un galvanomètre 

 balistique étalonné, après les décharges, par une dérivation prise 

 sur la pile de charge. L'application de cette méthode rencontre 

 diverses difficultés, notamment la correction relative à la capa- 

 cité des fils. Les résultats ne paraissent pas avoir atteint jusqu'ici 

 une pression supérieure à ^ (Klemencic). 



2 En compensant les effets du courant de décharge et du cou- 

 rant continu dans un pont de "Wheatstone. La capacité parasite 

 des divers conducteurs (fils, bobines, galvanomètre) peut intro- 

 duire dans les décharges discontinues des perturbations systéma- 

 tiques notables. La protection du système de garde est aussi in- 

 complète. La précision ne paraît pas avoir dépassé 



