﻿ANALYSES ET ANNONCES. - 



PHYSIQUE 



211 



3o En effectuant la compensation dans un galvanomètre diffé- 

 rentiel. M. Klemencic n'a pas employé de système de garde. 

 Comme dans ses précédentes expériences, la précision parait être 

 limitée à Les mêmes observations s'appliquent aux expériences 

 de M. 'Himstedt. 



C'esteette méthodedu galvanomètre différentiel qui aété adoptée 

 par M. Abraham, et il s'est proposé d'atteindre dans son applica- 

 tion une précision supérieure à tooô- U a admis, sous toutes ré- 

 serves, que l'action magnétique d'un courant discontinu sur 

 l'aiguille aimantée est la même que celle d'un courant continu de 

 même intensité moyenne. 



Le courant principal fourni par une pile de 110 volts P, passe 

 par un renverseur, circule dans un mégohm D, suivi d'une résis- 

 tance C de 5oo ohms, et retourne à la pile. L'un des fils du galva- 

 nomètre G 1 = 6ooo w , shunté par une résistance variable k, cons- 

 titue avec une seconde résistance B de 19000" un circuit en 

 dérivation sur C. On calcule aisément la fraction i 1 du courant 

 principal I, qui traverse G r Le second fil G 2 est traversé n fois par 

 seconde par le courant de décharge que lui envoie le commutateur. 

 Le potentiel prend alternativement, sur l'armature inductrice du 

 condensateur, les valeurs qu'il possède aux deux pôles de la pile, 

 dont l'un est au sol. L'auteur montre que diverses erreurs secon- 

 daires résultant de ces dispositions sont très inférieures à la limite 

 de précision cherchée. 



Le condensateur est à plateaux et anneau de garde, comme 

 celui de M. M. Curie. Les plateaux sont formés des surfaces de 

 deux dalles circulaires de glace d'un diamètre de 35 cm et d'une 

 épaisseur de 2 e , 3. Ces dalles sont argentées sur toute leur surface 

 et le condensateur est entouré d'une enveloppe métallique reliée 

 au sol et pleine d'air sec. Sur le plateau supérieur, le disque col- 

 lecteur, de 22 cm de diamètre, est séparé du système de garde par 

 un sillon de o mm ,i de large. La dalle portant le collecteur est 

 percée à son centre d'un petit trou occupé par un obturateur en 

 argent pour les communications. La cause d'erreur qui en résulte 

 est négligeable. Les deux plateaux sont séparés par trois ron- 

 delles de quartz placées sous l'anneau de garde, et de même épais- 

 seur, au micron près. Ou s'est assuré que la conductibilité du 

 sillon n'introduit pas d'erreur appréciable. Les dimensions du 

 condensateur ont été mesurées avec une machine à diviser éta- 

 lonnée au mètre normal. Pour mesurer exactement la distance 

 des plateaux, on dispose vis-à-vis de leur intervalle une lame de 



