﻿212 



REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



verre perpendiculaire portant une graduation gravée. Les disques 

 argentés forment des miroirs fournissant une série d'images de 

 ce micromètre. On produit sur la machine à diviser les images 

 réelles de ces images, et l'on mesure leurs distances avec un mi- 

 croscope à réticule qui donne le micron. On déduit de ces mesures 

 la distance des surfaces formant miroirs Cette méthode fournit 

 en même temps un bon contrôle des surfaces. 



On emploie un commutateur tournant analogue à celui de J. J. 

 Thomson. Les communications se succèdent de telle sorte que le 

 collecteur ne soit jamais isolé avec sa charge. Des précautions 

 spéciales ont permis de réduire la capacité parasite du commuta- 

 teur et du fil de communication à 0,6 unité électrostatique, la 

 capacité du condensateur étant environ 5o. La correction peut 

 alors se faire avec une exactitude suffisante. La vitesse de rota- 

 tion du commutateur est régularisée et mesurée par la méthode 

 stroboscopique. Un miroir tournant avec le commutateur éclaire 

 à chaque tour une fente. La lumière se réfléchit sur un miroir 

 plan fixé à un pendule d'horloge, et l'on vise les images de la 

 fente dans ce miroir. Si le commutateur fait un nombre entier de 

 tours pour une oscillation complète du pendule, les images pa- 

 raissent immobiles. Un aide se charge de réaliser cette condition, 

 en ralentissant le mouvement de la machine par le frottement 

 des doigts. On peut répondre du ^0 sur ^ a vitesse du commu- 

 tateur, et c'est ce qui limite la précision des mesures. La valeur 

 absolue de l'oscillation du pendule s'obtient par comparaison avec 

 une horloge astronomique, et l'on n'a pas dépassé 4» périodes 

 par seconde. 



Des précautions ont été prises pour étalonner les résistances, 

 les maintenir à la même température et écarter les effets thermo- 

 électriques par l'emploi de raccords du même laiton. Les mesures 

 de résistance ont été ramenées à l'ohm vrai, en admettant qu'il 

 correspond à io6 cm ,25 de mercure. 



Le galvanomètre est un Thomson-Carpentier à deux paires de 

 bobines à fil fin de i3 ooo w de résistance. On opère par réflexion 

 sur échelle de verre dépoli. On mesure avec soin la constante K 

 du galvanomètre et les résistances G 4 et G 2 des bobines pour chaque 

 expérience. Un coupe circuit spécial à tubes mercuriels permet 

 d'éviter l'introduction d'une force électromotrice. 



La moyenne de cinq séries de mesures très concordantes a con- 

 duit pour la valeur de v au nombre 299,2 X 10 8 . L'auteur attribue 

 à ce résultat une précision de t^w- 



