﻿694 



REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



La formule 



G) a 2 = An 2 — B, 



proposée par M. Carvallo, pour représenter la dispersion des pou- 

 voirs rotatoires, est soumise par lui au contrôle de l'expérience. 

 Pour les radiations visibles, les expériences de M. Soret etSarazin 

 fournissent une concordance satisfaisante. Pour les radiations ca- 

 lorifiques, l'auteur applique la méthode de P. Desains basée sur 

 le spectre cannelé de Fizeau et Foucault. A la suite d'un polari- 

 seuren spath, il dispose un quartz perpendiculaire à l'axe, puis 

 un prisme de spath servant à la fois d'analyseur et de prisme dis- 

 persif et placé au centre d'un goniomètre. Le réticule de la lunette 

 est remplacé par une pile thermo -électrique linéaire. L'auteur 

 discute avec détail la méthode et les causes d'erreur. Il arrive fina- 

 lement à cette conclusion, qu'entre l'observation et le calcul il de- 

 meure des écarts systématiques qui peuvent être mis sur le compte 

 de l'absorption. 



Sur le pouvoir rotatoire du quartz aux basses températures, par 

 MM. Ch. Soret et C. Guye. [Comptes rendus de VAcad. des sciences, 

 t. CXV, p. 1295, 1892.) 



M. Joubert avait trouvé pour le coefficient moyen d'accroisse- 

 ment du pouvoir rotatoire du quartz depuis o° jusqu'à 84o° des 

 valeurs croissantes à mesure que la limite supérieure de la tempé- 

 rature s'élève. Les auteurs poursuivent cette recherche pour les 

 basses températures. Le quartz est contenu dans un tube de laiton 

 rempli d'alcool et plongeant dans une cuve où l'on mêle de l'al- 

 cool avec de la neige d'acide carbonique. La lumière, fournie par 

 des étincelles d'induction à la surface d'une solution de bromure 

 de sodium, traverse un polarisateur à pénombre, un collimateur, 

 le quartz, un foucault monté sur un goniomètre, des prismes et 

 une lunette munie d'une fente. On a reconnu que le coefficient de 

 variation continue à diminuer au-dessous de ô°. Les températures 

 étaient mesurées à l'aide d'une résistance de platine comparée 

 au thermomètre à air. L'étude de cette résistance a donné des 

 résultats analogues à ceux de MM. Cailletet et Bouty. 



