﻿ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 695 



Mesures comparatives d'indices par le prisme et par la réflexion 

 totale, par M. H. Dufet. [Journal de physique, 3 e série, t. I, 

 p. i63, 1892.) 



La détermination des indices par la réflexion totale, avec l'ap- 

 pareil de M. Pulfrich, paraît atteindre une précision au moins 

 égale à celle que fournit la méthode du prisme. Cependant M. Mas- 

 cart a fait observer que la modification de la surface par le polis- 

 sage peut entraîner des erreurs appréciables. M. Dufet a entrepris 

 de comparer les résultats obtenus sur les mêmes corps par les 

 deux méthodes. Il se sert pour le prisme d'un goniomètre de 

 Brunner donnant les 10 secondes. Le prisme à base équilatérale a 

 ses faces en partie recouvertes de vernis noir pour obtenir des 

 images de réflexion plus parfaites. La lunette vise l'image de la 

 fente du collimateur dans deux directions distantes de 120 . Une 

 disposition micrométrique achève de préciser la mesure de l'angle 

 réfringent et est aussi utilisée dans celle de la déviation minima. 

 On observe ensuite l'indice du même prisme dans l'appareil 

 de Pulfrich. Des mesures de l'indice du cylindre faites par com- 

 paraison avec un prisme de quartz ont montré l'exactitude des 

 déterminations faites sur ce dernier et ont conduit à l'employer 

 ensuite pour déterminer le zéro de l'appareil. Les expériences ont 

 porté sur le quartz (indice ordinaire), différents verres, le spath 

 d'Islande, le sel gemme, la sylvine, le gypse, l'alun. Elles ont 

 conduit pour les deux méthodes à des écarts qui affectent la cin- 

 quième décimale de l'indice et qui semblent révéler de légères al- 

 térations des surfaces, dues au polissage. En comparant ces écarts 

 avec ceux qui se manifestent par le polissage dans l'angle de po- 

 larisation, l'auteur est amené à penser que l'altération correspon- 

 dant au changement d'indice intéresse une couche d'épaisseur 

 sensible, quoique très petite. 



Réfraction des gaz liquéfiés, par M. J. Chappuis. {Comptes rendus 

 de l'Acad. des sciences, t, CXIV, p. 286, 1892.) 



Le liquide est contenu dans une cuve à faces parallèles, de 

 forme cubique, pratiquée dans un bloc d'acier et fermée par des 

 glaces. Sous la lame supérieure est soudé un prisme rectanglejso- 

 cèle de crown qui plonge dans le liquide en fournissant un angle 



