﻿ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 1053 



crusher par les appareils inscripteurs a montré que, pour toutes 

 les poudres usitées, il y a équilibre à chaque instant entre la pres- 

 sion motrice et la résistance opposée par le cylindre. M. Vieille 

 reprend la mesure de ces résistances, à l'aide d'un appareil qui 

 se compose d'un piston libre du système de M. Amagat, de o m ,33 

 de diamètre, reposant par l'intermédiaire d'une masse d'huile de 

 ricin sur un bain de mercure communiquant avec un manomètre 

 à air libre de 4 mètres de hauteur. Le cylindre de cuivre est écrasé 

 sur la tête du piston, et le manomètre mesure les pressions jus- 

 qu'à 45oo kilogrammes par centimètre carré. Une disposition in- 

 génieuse permet d'éliminer les frottements. L'écrasement obtenu 

 a été reconnu indépendant de la durée des déformations. La table 

 de tarage statique précédemment établie par MM. Sarrau et Vieille 

 se trouve ainsi applicable en toutes circonstances. 



Emploi des ressorts dans la mesure des pressions explosives, par" 

 M. P. Vieille. [Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. CXV, 

 p. 1268, 1892.) 



Il résulte des expériences de MM. Sarrau et Vieille que dans le 



appareils crushers, le rapport — de la durée x du développe- 

 nt» 



ment de la pression à la durée x de la demi-période vibratoire du 

 système élastique ne doit pas dépasser 3 à 4 pour que l'appareil 

 fonctionne statiquement. M. Vieille a montré que cette conclusion 

 s'étend aux autres types de ressorts, en opérant sur les ressorts 

 à boudin en usage dans les indicateurs des machines à grande 

 vitesse et sur divers autres ressorts. 11 a déterminé la période vi- 

 bratoire de ces systèmes à l'aide d'explosifs à combustion rapide, 

 puis il a cherché avec des explosifs à combustion lente les con- 

 ditions d'un enregistrement statique. La formule 



relie la durée t à la masse et au coefficient k d'accroissement de 

 résistance par millimètre de flexion. La masse du piston par unité 

 de section est déterminée par des nécessités pratiques. Le maxi- 

 mum de t résultant de la valeur de x, on a, pour une pression 



