﻿1054 



REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUE? 



maxima donnée, une pression maxima déterminée - k. Avec la 



pression de 2 4oo kilogrammes par centimètre carré usitée dans 

 les armes actuelles, l'amplitude limite du tracé ne peut dépasser 

 i millimètre. L'usage du microscope s'impose donc pour la lecture 

 de ces tracés. 



Baromètre corrigé de la température pour la pression moyenne, 

 par M. H. Sentis. {Journal de physique, 3 e série, t. I, p. 77, 

 1892.) 



L'auteur montre par un calcul élémentaire qu'en réglant conve- 

 nablement les dimensions d'un baromètre à siphon, on peut ren- 

 dre le niveau dans la cuvette indépendant de la température. Ses 

 variations fournissent alors une mesure directe des variations 

 de la pression. M. Sentis propose dans ce but un modèle nouveau 

 de baromètre normal à siphon. 



Nouvel enregistreur (appliqué a un baromètre), par M. H. Sentis. 

 [Journal de physique, 3 e série, t. I, p. 212, 1892.) 



Sur le mercure du baromètre de M. Sentis repose un poids dont 

 'les mouvements sont amplifiés par un levier très léger. Un godet 

 de liège contenant du mercure remonte lentement par l'action 

 d'une horloge, jusqu'à ce que le mercure touche une pointe de 

 platine terminant la grande branche du levier. Un courant action- 

 nant un électro-aimant fait alors reculer légèrement le godet. La 

 pièce à laquelle est suspendu ce godet porte une plume qui ins- 

 crit le diagramme sur une bande de papier déroulée par la des- 

 cente du poids de l'horloge. Cet appareil peut être transformé en 

 un enregistreur à distance. 11 peut s'adapter aussi à un galvano- 

 mètre. 



Sur la compressibilité de s solutions salines, par M. H. Gilbault. 

 (Comptes rendus de VAcad. des sciences, t. CXIV, p. 209, 1892.) 



La méthode employée est celle de M. Cailletet. La compressibi- 

 lité saline, ou excès de la compressibilité de la solution sur celle 



