﻿ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 



1069 



Nouvel hygromètre a condensation, par M. H. Gilbault. (Comptes 

 rendus de VAcad. des sciences, t. CXIV, p. 67, 1892.) 



En raison de la mauvaise conductibilité du liquide évaporé 

 dans les hygromètres, il peut exister une notable différence entre 

 l'indication du thermomètre et la température réelle de la plaque. 

 M. Gilbault emploie une plaque de platine dont il mesure la tem- 

 pérature par la variation de sa conductibilité électrique. 



Sur la détermination de l'équivalent mécanique de la calorie, par 

 M. G. Miculescu. (Ann. de chimie et de physique, 6 e série, t. XXVII, 

 p. 202; Journal de physique, 3 e série, t. I, p. 104, 1892; thèse 

 de la Faculté des sciences de Paris.) 



L'auteur emploie pour la mesure du travail et de la chaleur des 

 méthodes de zéro qui éliminent presque entièrement les erreurs 

 accidentelles. Il opère avec une puissance motrice d'un cheval- 

 vapeur, ce qui lui permet de ramener la durée d'une expérience 

 à quelques minutes. Le moteur est une machine Gramme pesant 

 43 kilogrammes, alimenté par 4° accumulateurs Pollak et faisant 

 1 200 tours par minute. Son axe porte un interrupteur qui rompt 

 à chaque tour le courant local d'un électro-aimant et permet ainsi 

 l'enregistrement automatique du nombre n des tours sur un cy- 

 lindre. Cet axe se continue par une partie flexible pour ménager 

 un jeu suffisant, et va pénétrer dans le calorimètre, en traversant 

 une boîte à étoupes entourée par l'eau de cet appareil. Le calori- 

 mètre est formé de quatre enveloppes concentriques en cuivre et 

 en laiton. La plus intérieure contient une masse d'eau dans laquelle 

 tournent des palettes en hélice et des palettes circulaires grou- 

 pées de façon à empêcher de grands mouvements de l'eau. Dans 

 l'enveloppe suivante passe un courant d'eau dont on règle l'écou- 

 lement de façon à maintenir constante la différence de ses tem- 

 pératures d'entrée et desortie. Cette différence est mesurée à l'aide 

 d'un couple thermo-électrique fer-platine comparé à un thermo- 

 mètre Tonnelot qu'on a lui-même étudié avec soin. Quand le ré- 

 gime permanent est atteint, on commence à compter les tours de 

 la dynamo, en même temps qu'on recueille l'eau traversant le 

 calorimètre pour la peser. 



La machine repose sur un bâti formé d'un levier en chêne deux 



