REVUE 



DES 



TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



PREMIÈRE PARTIE 



RAPPORTS DES MEMBRES DU COMITÉ SUR LES TRAVAUX SOUMIS 

 A LEUR EXAMEN 



Rapport d M. Mascart sur le spectro-saccharimêtre répétiteur 



DE M. NODOT. 



L'appareil que M. Nodot a présenté à la réunion des Sociétés 

 savantes, sous le nom de saccharimètre répétiteur, permet de 

 déterminer le pouvoir rotatoire d'une liqueur sucrée ou d'un 

 corps actif quelconque par une méthode très originale et digne 

 d'attention. 



Au lieu de constater la direction du plan de polarisation à la 

 sortie du milieu actif par un des analyseurs habituellement en 

 usage, M. Nodot dispose l'expérience de manière qu'en observant 

 le phénomène au travers d'un prisme réfringent à vision directe^ 

 on aperçoit dans le champ deux spectres superposés couverts de 

 bandes d'interférence. La différence des deux azimuts dans 

 lesquels on doit placer le nicol analyseur, avant et après l'intro- 

 duction du corps à étudier, pour ramener dans le prolongement 

 l'une de l'autre les bandes des spectres superposés, donne direc- 

 tement la rotation du plan de polarisation. 



La note de M. Nodot est d'ailleurs extrêmement courte, peut-être 

 Revue des trav. sgiem. — T. iX, n" 10. 45 



