638 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



trop concise, et j'ai l'honneur de proposer au Comité d'émettre 

 l'avis qu'elle soit insérée en entier dans la Revue des Sociétés 

 savantes. 



E. Mascart. 



Spectro-saccharimètre répétiteur*. 



1° L'appareil se compose d'une petite lunette astronomique 

 contenant dans son tube un prisme de Nicol. 



2° Un prisme à vision directe. 



3*^ Le tube contenant la dissolution de sucre i6s%2oo. 



4*^ Une fente à ouverture variable. 



5° Une lame de deux quartz, droit et gauche, placés l'un au- 

 dessous de l'autre; ce bi-quartz a la même hauteur que la fente. 



6° Un autre nicol. 



Le plan qui réunit ces deux quartz, laisse voir par la fente une 

 petite ligne noire qui, réfractée par le prisme, donne dans l'appa- 

 reil l'aspect de deux spectres superposés. 



Lorsque l'appareil est au o" et que le o" du vernier est bien en 

 face du o° limbe ou tourne le nicol de la lunette jusqu'à ce que les 

 franges noires données par les deux lames du bi-quartz soient 

 bien du prolongement l'une de l'autre; cela fait, on serre la vis 

 qui fixe le nicol oculaire. L'appareil est réglé. 



Plaçons alors le tube de sirop. 



Le sucre de canne fait tourner le plan de polarisation adroite : 

 il ajoute sa propre rotation au quartz droit et diminue celle du 

 quartz gauche. 



Les franges alors se séparent : l'une va du côté du violet; l'autre 

 du côté du rouge. Il faut alors tourner le nicol oculaire^ pour 

 amener de nouveau les franges à être en prolongement. Ce résultat 

 obtenu, il suffira de lire l'angle dont on a tourné pour avoir en 

 degrés la richesse du sucre contenue dans le tube. 



Il faudra tourner d'environ 20 ou 21» pour les ramener en coïn- 

 cidence. 



L'appareil étant répétiteur il suffira de ramener l'alidade de la 

 lunette à son arrêt et détruire la première rotation. On tournera 



1. Cet instrametit a été présenté par M. Nodot au Congrès des Sociétés sa- 

 vantes. 



